SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 1909. 9l3 



apériodiques par suite de la résistance opposée par l'air aux mouvements de l'aiguille. 

 L'aiguille est en acier et son ainjantalion lui donne une force d'orientation jouant 

 ici le même rôle que la pesanteur dans le cas de l'éleclroscope à feuille d'or; dans 

 celui-ci la position du repos est la position verticale de la feuille; ici c'est la direction 

 occupée dans le plan du méridien magnétique qui correspond à un pareil état. 



L'aiguille ainsi orientée est encadrée par un ruban métallique (l\) relié électrique- 

 ment avec elle; c'est cet ensemble qui forme le dispositif de mesure recevant la charge. 

 On a donné à ce système une forme telle que sa capacité électrique soit aussi faible 

 que possible (pour avoir une grande sensibilité) et que, en même temps, le potentiel de 

 la charge qu'il contient soit relativement élevé, afin que la saturation du courant par 

 rapport aux dimensions de la boîte soit assurée. 



Lorsqu'on amène une charge à ce système, l'aiguille sort du plan de son cadre et 

 dévie : la force magnétique tendant à ramener l'aiguille à sa position originale 



