9l4 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



équivaut dans toute position à la force électrostatique provemint de la cliarge contenue 

 par le système; la sensibilité de l'instrunient dépend alors, en une certaine façon, de 

 i'ainKinlalion de l'aiguille et respectivement de l'intensité du champ terrestre. Pour 

 diminuer l'action de celui-ci, ainsi f|ue jiour éviter l'effet qui |)Ouirait se produire 

 lorsque le dispositif se trouverait [larliasaid dans le voisinage des masses en fer, et en 

 général pour assurer une certaine constance au\ facteurs magnétiques de l'aiguille, 

 la cage qui reçoit le système est garnie sur son fond d'une plaque épaisse et, sur son 

 dessus, d'une bague bien uniforme et homogène, tous deux en fer doux. 



Le dispositif de mesure est fixé sui' le milieu d'une bande mince, en ambre ( i), dont 

 la longueur nécessaire a été déterminée en l'augmentant successivement jusqu'au point 

 où, par ce moyen, il n'a plus été possible de réduire la fuite spontanée de la cliarge 

 du système, même si son potentiel atteignait son maximum, dans le cas même où 

 l'intérieur de la cage n'aurait pas été desséchée; de cette façon on pouvait s'assurer 

 que la fuite de la charge du système était due exclusivement à l'air. 



Le système fixé sur son support isolant est symétriquement placé dans une boite 

 métallique à forme cylindrique; ainsi la distance entre le bout de l'aiguille et la paroi 

 de la boîte restant toujours la même, quelle que soit la position occupée par la pré- 

 cédente, il ne peut se présenter aucune dissymétrie dans la répartition du champ. 



Pour éviter toute capacité supplémentaire due à la conduction de la charge dans 

 une chambre d'ionisation, c'est cette cage même qui sert à cet usage; la façon dont le 

 système est disposé (c'est-à-dire dans l'axe de la cage) permet d'arriver à la saturation 

 du courant, même si le potentiel de sa charge est relativement faible (c'est ce qui 

 arrive loisque la position de l'aiguille est voisine de la position du zéro); elle permet 

 aussi, d'autre part, de pouvoir utiliser tout le volume intérieur de la cage comme 

 chambre d'ionisation, le système de mesure se trouvant librement suspendu en son 

 milieu. 



Le dessus de la cage (V) est en verre portant sur sa partie intérieure une échelle 

 photographique divisée en degrés; la couche en gélatine de celle-ci est suflisammenl 

 conductrice pour protéger le dispositif de mesure contre les actions électrostatiques 

 extérieures. 



Pour éviter les erreurs de parallaxe, la lecture se fait au moyen d'une lentille (O) dont 

 l'aberration sphérique est corrigée et qui est placée au-dessus du couvercle et dans 

 l'axe <le l'aiguille. C'est dans le même but que la glace, qui a une épaisseur suffisante, 

 |)orte sur chacune de ses faces un réticule dont les traits doivent se superposer 

 lorsque l'œil est exactement placé dans le prolongement de l'axe. 



Le dessous de la boîte porte à l'extérieur trois pointes très aiguës (C), permettant 

 de la fixer rigoureusement dans une position bien déterminée; elles assurent son immo- 

 bilité parfaite pendant l'ouverture ou la fermeture d'une portion latérale de la paroi 

 servant à introduire un disque recouvert de la substance à éludiL'r. 



Le côté de la boîte porte un tube (T) isolé de la masse dont l'intérieur porte une tige D 

 qui peut glisser pour bloquer l'aiguille, quelle que soit son orientation. Cette même 

 tige est utilisée pour amener la charge à l'aiguille de l'extérieur sans ouvrir la boîte. 



L'appareil est ainsi toujours prêt soit pour le transport soit pour faire des mesures 

 de' corps solides; soil, grâce à son fond démontable, pour se placer sur un instrument 

 de déperdition quelconque. Les mesures se font par les méthodes communes. 



