SÉANCE DU 22 NOVEMBRE 1909. 989 



champ est noir et les objets apparaissent avec des contours très brillants; de 

 plus, on voit des objets plus petits que ceux visibles au microscope. 



Nous sommes arrivé, avec Tultra-microscope, à obtenir des images ciné- 

 matographiques nettes, non seulement des microbes mobiles, mais des 

 granulations des polynucléaires du sang et de particules vraiment ultra- 

 microscopiques, conmie les granulations du sang étudiées sous le nom 

 à' hémokonies . Ce sont des documents permettant d'étudier les mouvements 

 des êtres microscopiques. Le cinématographe est le seul instrument qui nous 

 donne vraiment le moyen de conserver des images reproduisant les prépa- 

 rations à l'ultra-microscope. 



Voici le dispositif aucpiel nous nous sommes arrêté pour effectuer ces 

 cinématographies. 



La source lumineuse est une lampe à arc de 3o ampères, avec régulateur automa- 

 tique. Par une lentille en verre mince, les rayons lumineux sont condensés, de façon 

 que l'image du cratère positif de l'arc couvre le diaphragme du condensateur du mi- 

 croscope. 



Le microscope est le modèle de Zeiss, muni du condensateur parabolique de 

 Siedentopf, qui donne l'éclairage latéral, constituant l'ultra-microscope. 



L'appareil cinématographique est celui de la maison Pallié que nous avons modifié 

 pour ce but. 



il peut s'adapter au microscope par l'intermédiaire d'un soufflet. Le trajet de la 

 pellicule a été changé de façon à rendre possible à l'opérateur la mise au point direc- 

 tement sur la couche sensible. 



L'obturation, synchrone au mouvement de descente de la pellicule, est placée dans 

 le faisceau lumineux avant qu'il n'alteigne la préparation, .\insi. dans l'intervalle des 

 temps de pose, les particules vivantes ne sont plus soumises à l'action de la lumière et 

 de la chaleur de l'arc électrique. 



L'appareil cinémalograplii(|ue est agencé sur un banc optique; son support très 

 massif permet d'éviter autant que possible les vibrations. 



Cet appareil peut être disposé à une distance variable du microscope. 



Afin de donner exactement l'illusion du mouvement qu'on voit dans 

 l'ultra-microscope, les vues' cinématographiques doivent être prises à 

 V allure normale, c'est-à-dire de 16 photographies par seconde, ce qui fait 

 une pose de j:; de seconde pour chaque image. La quantité de lumière 

 maximum, la sensibilité du film, le temps de pose étant des quantités à peu 

 près fixes, c'est en faisant varier le grossissement que nous arrivons^â 

 obtenir des images avec l'éclairage optimum. Pour cela, nous faisons varier 

 soit l'objectif, soit l'oculaire du microscope, soit encore la distance de la 

 pellicule sensible à l'oculaire. 



Le grossissement nous a\ant donné les meilleurs résultats, par exemple pour les 

 photographies du sang et de ses parasites, est obtenu avec l'objectif apochromatique 



