SÉANCE DU 6 DÉCEMBRE I909. IO29 



rique, que si la masse d'air active y est complètement soustraite à toute 

 communication calorifique avec l'extérieur. 



Pour réaliser cette dernière condition, M. de Montrichard a eu l'idée de 

 recourir aux récipients thermo-isolateurs imaginés, il y a plus de 20 ans, 

 par le D"' d'Arsonval et perfectionnés depuis par le physicien anglais 

 Dewar, récipients en verre à deux enveloppes, entre lesquelles est fait le 

 vide et dont les surfaces en regard sont argentées. 



Parmi les modèles apportés à la séance, trois, constitués comme il vient 

 d'être dit, ont pour réservoirs de petits récipients Dewar et comportent 

 chacun un tuho vertical d'assez grande hauteur, muni d'une règle divisée. 



Un quatrième modèle, dont le dispositif a été suggéré par .VI. Carpcntier, 

 se présente sous la forme compacte qu'affectent les baromètres anéroïdes 

 que tout le monde connaît. Il est fait pour se poser horizontalement. Le 

 l)oisseau cylindrique bas formant Tcnveloppe est fermé en dessus par une 

 vitre ; au-dessous de cette vitre, un cadran blanchi sépare l'appareil en 

 deux compartiments. Dans le compartiment inférieur, le réservoir thermo- 

 isolateur est logea plat. Sur le cadran de l'appareil, sous la protection de la 

 vitre, repose un tube de verre, façonné en spirale, communiquant avec le 

 réservoir d'air. Des divisions tracées sur le cadran le long du tube per- 

 mettent de repérer la position qu'y occupe un index coloré et de faire les 

 mesures. 



Le baromètre à air est d'une sensibilité théoriquement illimitée, puisque 

 celle-ci ne dépend (jue du rapport entre la capacité du réservoir d'air et le 

 volume de l'unité de longueur du tube. En pratique, la viscosité du liquide 

 constituant l'index, son frottement sur les parois du tube, l'influence de la 

 capillarité, différente suivant que l'index chemine sur des parties déjà 



