II i6 



ACADÉMIE DES SCIENCES. 



dans Firrégiilarité relative des propriétés élastiques de ces substances qui se 

 modifient plus ou moins rapidement avec le temps et nécessitent l'exécu- 

 tion de tarages délicats. 



Le dispositif que nous allons décrire ne présente pas ces inconvénients, 

 car il permet dans bien des cas d'employer une méthode de zéro et, lors- 

 qu'on est obligé d'opérer autrement, il se prête avec facilité à des tarages 

 immédiats et aussi fréquents qu'il est nécessaire. 



Pour le réaliser, nous avons utilisé des pellicules rendues conductrices par 

 un dépôt d'argent, qui s'obtiennent en étendant, sur une glace argentée, du 

 collodion ou une dissolution de celluloïd. On constate après dessiccation 

 que, en cherchant à soulever la pellicule qui s'est formée sur l'argent, ce 

 métal y reste adhérent et abandonne le verre en même temps qu'elle. 



C'est une membrane préparée de cette manière que nous avons employée comme 

 cloison de séparation LL' entre les cellules a et |3 de l'appareil représenté par le schéma 

 ci-joint. L'anneau DD' sur lequel elle est tendue a été travaillé de manière qu'après 

 sa mise en place la lame argentée se trouve dans le plan de la face du disque qui 

 forme l'une des parois de la cellule (5 ; l'autre paroi est constituée par une surface plane 

 séparée de la première par un anneau en ébonite EE' dont les joints, sont rendus 

 étanches. 



'//////////////////////rr 



06 D 



V///////////MmM ^ 



m 

 m 



Vmm/m////mn/mwwm/mmwm//niiii miL 



fotentiometre 



En établissant une différence de potentiel convenable entre les deux niasses métal- 

 liques séparées par cet anneau, il est possible de contre-balancer, par une pression 

 électrostatique aisément calculable, un léger excès de pression A/> du gaz contenu dans 

 le compartiment p. 



Pour appliquer cette méthode de zéro aux cas où l'excès de pression peut 

 se produire indifféremment en a ou en p, il suffit, les pressions étant d'abord 

 égales de part et d'autre, d'appliquer à la lame une tension électrostatique 

 déterminée; toute variation dépression entrahie alors la nécessité d'aug- 

 menter ou de diminuer le voltage pour ramener la déformation à sa valeur 

 initiale. 



Les tarages de la lame pourront, s'il y a lieu, être exécutés en reliant les 



