38 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



3" Ministère de l'Agriclltvre. Directio' de l'Hydraulique et des 



AMÉLIORATIONS ACTUELLES. SeRVICE d'ÉTUDES DES GRANDES FORCES HYDRAU- 

 LIQUES (RÉGION DES Ali'Es). Eliides glaciologicjues. Tyrol aulridiien^ massif 

 des Grandes Rousses. (Présenté par M. Ch. Lallemand.) 



4° G. Eiffel, Résistance de l'air. (Présenté par M. Gailletet.) 

 5° L. Blaringhem, L'amélioration des crûs d'Orges. (Présenté par 

 M. Roux.) 



ASTRONOMIE PHYSIQUE. — Élude de la variation de la longueur d'onde 

 , delà lumière solaire au hord du Soleil. Note de M. A. Perot, présentée 

 par M. H. Deslandres. 



L'étude à l'aide du spectroscope de la rotation des diverses couches qui 

 constituent l'atmosphère du Soleil est rendue très difficile par les pertur- 

 bations qui se produisent fréquemment dans ces couclies et altèrent la 

 longueur d'onde des radiations absorbées, par suite soit de vitesses radiales, 

 soit de variations de densité. Il est de ce fait indispensable pour ces études 

 de prélever la lumière d'une région parfaitement définie aussi petite que 

 possible du disque solaire. Si la région qui fournit la lumière est en effet 

 une fraction notable du disque, la longueur d'onde mesurée sera une longueur 

 d'onde moyenne et les phénomènes particuliers dont elle peut être le siège 

 seront en quelque sorte noyés dans l'ensemble. D'une manière générale, 

 si la longueur d'onde varie très rapidement dans une direction, il sera avan- 

 tageux d'isoler la partie étudiée à l'aide d'une fente perpendiculaire à cette 

 direction; il en sera ainsi le long de l'équateur ou des parallèles. 



L'appareil employé dans ces recherches se compose d'un disque de cuivre portant 

 un quadrillage en millimètres sur lequel est projetée, à l'aide d'un miroir concave, une 

 image solaire d'environ 36"""^ de diamètre. Au centre, un trou légèrement conique de 

 3111m pgyt recevoir soit un diaphragme ciiculaire, Sdit une fenle de o""',! de largeur; 

 une lentille auxiliaire projette sur un écran une image agrandie du disque de cuivre, 

 sur laquelle on peut lire facilement la position du trou ou de la fenle sur l'image so- 

 laire; on peut, d'autre part, déplacer facilement cette image en agissant par une com- 

 mande électrique sur le miroir du cœlostat. La lumière, reçue sur un premier objectif 

 qui la rend convergente, traverse un étalon interférenliel de 5°"" de difi'érence de 

 marche; un second objectif dont le foyer se trouve sur la fenle d'un grand spectroscope 

 projette sur celle-ci le système interférenliel dû à l'étalon; le spectroscope de 2"", 60 

 de distance focale comprend un miroir concave et deux prismes en flinl de S*"" sur 

 12''™, avec un dispositif de retour de rayons. Le miroir-objectif sert aussi de collima- 



