SÉANCE DU 4 JUILLET I9tO. 55 



veiiaMoineiil choisi est encliàsso dans une pastille d'élaiii, et une pointe mousse en cltar- 

 huri proiluil un contact iumuialile. 



Un ilispi>siti(' d'accoid, placé à poitée de la main, permet de régler exactement la 

 condition de résonance de l'antenne; le circuit intercalé dans l'antenne possède un 

 assez faible araortissenient, et iiilluence nu circuit dérivé conipreuaut le détecteur et le 

 téléplionede très grande résistance ; ce circuit présente au contraire un fort amortisse- 

 ment. Cette méthode a l'avantage de ne pas nécessitei' l'emploi de condensateur, et un 

 seul curseur suffit an réglage. Des expériences suivies en ont démontré la [larfaite efli- 

 cacilé. 



Une portion de la bobine d'accord peut être mise en court-circuit, au moyen d'un 

 petit verrou V afin de permettre de recevoir, dans les meilleures conditions d'accord, les 

 signaux ordinaires envoyés de la côte ou des autres navires émettant une longueur 

 d'onde plus courte. 



L'appareil récepteur doit être relié, d'une part à une antenne fixée au mât du navire 

 ou sur la partie la plus élevée d'un édifice, d'autre part à la coque du navire ou à la 

 terre. 



Pour la rcccptiori de Flicure dans Paiis, aucune anleiine extérieure ap|)a- 

 renlo n'est nécessaire; il siiffil de reli(M' inie des bornes de l'appareil à une 

 conduite souterraine de gaz ou d'eau, l'autre hornc recevant un lil conduc- 

 teur quelconque de (pielques mètres de longueur, isolé du sol, et déployé à 

 linlérieur de l'habitation ou fixé au mur à la manière ordinaire. 



Ce procédé de réception permet ainsi de simplifier considérablement 

 l'envoi de l'heure à dislance, dont l'organisation dans certaines villes a 

 exigé la pose de circuits dont l'entiTlien est coûteux et dont les dérange- 

 ments sont fréquents. 



ÉLECTRICITÉ. — Sur l'absorption électrique exercée par quelques alcools. 

 Note de M. P. BcAui.AitD, présentée par M. Lippmann. 



La méthode employée a été décrite précédemment (' ) : 



lîlle consiste à introduire le liquide étudié, dans un réci|)ieiil ellipsoïdal en quartz, 

 et à <lisposer celui-ci dans le champ hertzien d'un condensateur, dissymétrii|uem(nl 

 aux lignes de force du champ. L'aiguille électrométrique ainsi constituée est sus- 

 pendue à un bifilaire; elle tend à s'orienter de façon à ce que le grand axe de l'ellip- 

 soïde coïncide avec la direction du chani|), et tourne jusqu'au moment où le couple de 

 torsion é(|uilibre le couple de rotation. 



Celle méthode douiK.' le pou\i)ir iiulucleur spécifique ap[iarenl £, une 



(') Comptes rendus, t. CXLI, a" sein., njo.i, p. GÔG; l. CXL1\, i"^'' sem., njoj, 

 p. 9o4; l. CXLV'l, i*^' sem., 1908, p. yfio. 



