66 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



lions élastiques; la membrane prend donc des sensibilités manomélriques Croissantes 

 qni deviennent énormes au moment où elle va se précipiter sur B. 



II. Méthode de mesure èlecirométrique . — Pour mesurer les petits dépla- 

 cements de cette membrane, le dispositif même m'a suggéré un procédé de 

 mesure moins sensible que les méthodes interférentielles, mais beaucoup 

 plus facile à monter, et d'un emploi plus commode, car il donne ses indica- 

 tions sous forme de déplacements d'un spot visible à distance; il suffit de 

 relier le plateau B à un électromètre sensible. 



On sait avec quelle précision on compare les coefficients d'induction 

 électrostatique au moyen de l'électromètre et d'une boîte de résistances. 



Tie réglage et l'étalonnage se font alors de la manière suivante : 



Aux quadrants isolés de l'électromètre on relie le plateau B et l'armature E d'un 

 condensateur étalonné D-E. On relie les deux pôles d'une batterie d'arcumulaleurs de 

 voltage V' (en unités C.G.S. électrostatiques), aux extrémités F et 1 d'un circuit com- 

 portant les résistances R (de F ii G), r (de G à II) et p pour le reste du circuit. Des 

 fils de connexion relient F à A, H à D, et G au sol. 



En agissant systématiquement sur la distance e et sur les diverses résistances, on 

 amène très vite la membrane à être voisine de l'instabilité, l'électromètre restant au 

 zéro. 



Si sa courbure est alors négligeable, la tension électrostatique est uniforme el 

 éy'ale à 



en appelant Q sa charge totale el c/son diamètre. 



Appelons G el F les coefficients d'influence M-B et D-E; les deux charges induites 

 se compensent, et l'on a par conséquent 



.. = rx..j^ 



/• 



la tension électrostatique est donc 



T.d' 



R-H/'-hoj 



Les petites pressions à étudier produisent alors des déplacements du spot qui 

 permettent de les comparer à des variations de tension électrostatique aisément calcu- 

 lables : 



T.d' 



\\ 



'i Y 



H H- /■ 4- H- iio ' 



Avec (/ = 7™, 5, V = i35 volts, c = 0'""',o9 environ, j'obtiens facilement une déviation 

 de S.5'"' pour j^|-j de barye (diflérence de pression qui existe dans l'atmosphère pour 

 une dillei'ence de niveau de y\ï de millimètre), avec un électromètre donnant 2"' par 



