l68 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



rants d'une tension inutile et d'une intensité insuffisante, pour adopter le 

 premier dispositif du professeur d'Arsonval. 



J'ai constaté que les étincelles de haute fréquence et de basse tension, 

 lorsque l'intensité du courant est suffisante, produisent un effet thermique 

 violent, mais que la pénétration de la chaleur dans la profondeur des tissus 

 est encore mieux réalisée par le contact de l'électrode. L'effet est d'autant 

 plus intense que la surface de l'électrode est plus réduite. Lorsque l'électro- 

 coagulation dépasse les limites du cancer, les nerfs résistent moins bien que 

 les vaisseaux parce que les parois vasculaires sont refroidies par le courant 

 sanguin. 



.l'ai cherché à éviter l'excès de température en distribuant la Irans- 

 thermie sur une surface d'une certaine étendue, avec un disque métallique ; 

 la peau s'échaufl'e et blanchit à la circonférence de cette électrode, tandis 

 qu'il ne se produit au centre aucune élévation de température. 



Il me fallait trouver un dispositif capable d'assurer une répartition régu- 

 lière de l'effet thermique. 



J'ai obteiTu ce résultat en interposant entre l'électrode et les tissus de 

 l'eau salée isotonique. Cette eau salée est versée dans la plaie, ou bien on la 

 retient par un bourrelet pneumatique non conducteur. On peut employer 

 une électrode tubulaire et un courant d'eau salée. 



Les effets du bain thermo-électrique sont très intéressants. 



Supposons une cavité résullanl de l'ablation de ganglions cancéreux du cou. Au 

 fond de la plaie se trouvent la jugulaire, la carotide et le nerf pneumogastrique. Or, 

 la moindre étincelle de haute fréquence jaillissant au voisinage du nerf pneumogas- 

 trique peut déterminer la rnort. 



Le bain thermo-électrique, dont on peut suivre les effets à l'aide du thermomètre cen- 

 tigrade à alcool, où l'on n'observe pas les courants secondaires de Foucault, élève la 

 température de la plaie dans toute son étendue et permet d'obtenir exactement l'effet 

 utile, c'est-à-dire la température de 55° à 58° sans produire aucune lésion des tissus 

 normaux. 



Si la température du liquide dépasse 55°, il est facile de l'abaisser par un courant 

 d'eau salée froide. Le refroidissement de l'eau salée conductrice ne s'oppose aucune- 

 ment à l'effet de Iransthermie. On peut employer le bain thermo-électrique au traite- 

 ment de certaines affections des cavités articulaires et viscérales. 



Le bain thermo-électrique réalise, en Médecine et en Chirurgie, un 

 progrès considérable, car il permet de détruire la plupart des cellules patho- 

 logiques sans altérer les tissus normaux, plus résistants à la chaleur. 



Le bain thermo-électrique prévient à coup sûr, après les opérations chirur- 

 gicales, la réinoculation des cellules cancéreuses dans la plaie. 



