SÉANCE UU l8 JI'ILI.RT 1910. 2l5 



Mais le calcul dont nous parlons osl-il juslifu-? Et la défonnalion de la 

 surface quand la température criti(iue s'abaisse, déformation que nous 

 venons de signaler comme la cause de la variation du coefficient angulaire 

 du diamètre, laisse-t-elle intacte la forme recliligne de celui-ci, comme ce serait 

 le cas si cette forme recliligne était liée d'une manière intime au caractère 

 de l'état licjuide ? Voilà la question fondamentale (jue nous avons attaquée 

 dans le cas de l'oxygène et que nous venons de décider pour ce corps dans 

 le sens affirmatif dans un Mémoire présenté à l'Académie des Sciences 

 d'Amsterdam dont nous prenons la liberté de donner ici un extrait. 



L'oxygène se recommande pour celte première recherche parce qu'on 

 peut suivre le diamètre sur une grande longueur, le domaine de l'état liquide 

 se prolongeant jusqu'à des valeurs très basses de la température réduite. 

 Le domaine de l'oxygène licjuide est le plus bas pour lequel on dispose 

 sur toute son étendue, par la délcrminalion d'isothermes, de l'usage des 

 cryostats et des données tliermométriques nécessaires. 



Enfin, la facilité avec laquelle on peut préparer l'oxygène à l'état d'ex- 

 trême pureté est un avantage. 



2. Appareils et marche des expériences. — Pour la présente recherche nous nous 

 étions proposé d'appliquer aux appareils, pour les déteiniinations des isothermes qui 

 se poursuivent à Le\(ie, des réservoirs spéciaux pour contenir la vapeur ou bien le 

 liquide et différents pour les différents domaines de tetnpérature. En fait, il nous a 

 sufli d'un seul dilatomèlre spécial pour faire toutes les déterminations, pour connaître 

 le diamètre avec une précision suffisante pour notre but et que nous évaluons à 5^0- 



Ce dilatomèlre a été construit avec un verre d'iéua dont la dilatation aux basses tem- 

 pératures est connue par des expériences antérieures. Le réservoir, de i"°,5, porte en 

 haut une tige divisée de 65™'° de longueur et de 3""" de diamètre intérieur. En bas, le 

 dilatomètre se termine dans un appendice cœcal capillaire destiné à observer la petite 

 quantité de liquide qui reste en contact a\ec la va|)eur saturée dans la mesure des 

 densités de celle-ci. 



La lige divisée est prolongée par un long caj)illaire étroit permettant de plongei" le 

 dilatomèlre dans le bain de gaz liquéfié du cryostat dans le couvercle duquel il est fixé 

 hermétiquement. La partie supérieure, qui reste à la température ordinaire dans les expé- 

 riences, est vissée à un capillaire fiexible d'acier muni d'un petit pointeau, lequel s'ouvre 

 sur un capillaire par lequel on peut mettre le dilatomèlre en communication avec les 

 différents appareils. 



Les parois du dilalouièlre oni une épaisseur suffisante pour résister aux hautes 

 pressions de vapeur dans le voisinage de la température critique. Pour pouvoir rem- 

 plir le dilalomètre de gaz liquéfié, le capillaire sur lequel s'ouvre le robinet du dila- 

 tomèlre s'ouvre lui-même dans le pointeau d'un autre capillaire qui conduit à un petit 

 réservoir à provision d'oxygène absolument pur sous haute pression. (vC réservoir étant 

 en cuivre, on peut fairer entrer le gaz qu'on veut réemmagasiner en plongeant ce réser- 

 voir dans l'air liquide. 



