SÉANCE DU iH JUILLET I()IO. 22<) 



Si la tension électrique du plateau est presque suffisante pour produire une étin- 

 celle, l'ionisation due à chaque particule a qui entre par la fenêtre est tellement aug- 

 mentée que la charge électrique reçue par l'électrode D peut être facilement mise en 

 évidence par un électroscope sensible ou par un éleclromélre à quadrants. 



l'ig. ■■ 



é ta pile 



~TOr\ 





F 



à l 'électroscope 



hâi 



-ajlSVàla pilo 



Cet appareil fonctionne bien pour des substances de faible activité, comme l'ura- 

 nium et les produits contenant de petites quantités de poloiiium, etc., mais si l'on veut 

 examiner une substance ])lus forte, il faut augmenter la distance de la substance à la 

 fenêtre de mica. 



Comme les rayons a ne traversent que quelques centimètres d'air à la pression ordi- 

 naire, cela peut être réalisé en ajoutant à la chambre d'ionisation un tube vidé 

 d'air et muni en B' d'une fenêtre de mica (/ig. i ). Si la substance ne donne pas d'éma- 

 nation, on peut l'introduire à l'intérieur du lulie, mais il est mieux de la laisser à l'ex- 

 térieur du tube pour se rendre compte de l'efTel produit en la rapprochant de la 

 fenêtre. 



Dans la plupart de mes expériences je me suis servi d'un électrosco.pf 

 à feuille d'or parce que la feuille d'or ayant une masse très réduite suit plus 

 facilement les variations de charge que ne le fait l'aiguille d'un électro- 

 mètre. 



Une fuite électrique produite par le polonium lî ramène la feuille d'or au 

 zéro après chaque décharge. 



Tous les fils conducteurs sont bien protégés contre des variations de 

 champ électrique par les écrans métalliques F, reliés au sol. Il est en outre 

 nécessaire de nettoyer soigneusement les surfaces de rébonile à l'intérieur 

 et à l'extérieur de la chambre d'ionisation. 



On peut obtenir une in.scription photographique du mouvement de la 



