3o6 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



La résistance prise par la méthode de compensation était comparée à 

 celle d'une colonne de mercure de mêmes dimensions. 



Les nombres obtenus sont sensiblement inférieurs à ceux trouvés précé- 

 demment ; cependant malgré tout le soin apporté au remplissage et au refroi- 

 dissement du tube pour obtenir un filament homogène, lorsqu'on a mani^ 

 pulé quelque temps les métaux alcalins, il est permis de se demander si les 

 vides produits par la cristallisation * qui peuvent être rendus très petits, mais 

 non complètement évités, ne sont pas une grave cause d'erreur sur un fil de 

 o™"',5 à I'""' de diamètre. 



Il n'est pas prouvé d'autre part que l'acide carbonique ou même l'argon, 

 dont la pression est nécessaire pour le remplissage du tube, soient 

 absolument sans action physique ou chimique sur le rubidium et le 

 Cccsium. 



Les causes d'erreurs peuvent être en grande partie évitées par l'emploi de 

 tubes droits de i '"" à 2"" de diamètre sur i o"" à 20' ™ de long munis de 4 élec- 

 trodes de platine, car il est possible de les remplir directement de métal ( ') 

 distillé dans le vide, Sans introduction d'aucun corps étranger. Il est prudent 

 également de proscrire l'emploi do mastic partout où les vapeurs métal- 

 liques pourraient l'atteindre. 



La principale difficulté est d'avoir des soudures bien faites et longuement 

 recuites qui puissent résister aux variations de températures. Bien que noyés 

 'dans un bain protecteur de paraffine, peu de tubes ont pu servir à une série 

 complète d'expériences. 



La résistance à mesurer étant très faible, l'emploi du double pont de 

 Thomson s'impose. L'inconvénient de cet appareil est de ne pas donner 

 la même exactitude suivant l'extrémité de la règle où se trouve le 

 curseur. 



Dans le modèle de la maison Carpentier, par exemple, l'erreur peut varier 

 de 0,23 pour 100 à 2,5 pour 100. Cet inconvénient est d'autant plus grave 

 qu'il s'agit ici de mesures comparatives, et ce n'est que tout à faitexceplion- 

 nellement que les deux lectures relatives au mercure et au métal alcalin 

 s'effectuent sur l'extrémité la plus favorable de la règle. C'est cependant le 

 cas pour le rubidium k o" dont la résistance est environ dix fois moins 

 grande que celle du mercure. 



(') Le ca'sinm, le rul)irliuin et le polassiiini sont pié|)ares par la létluctioii ilu 

 ciiloiiue par le calcium ; L. IIackspill. Comptes renr/tis, t. GXLI, 190J, p. 106. 



