666 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



hase de l'altimétrie, furent faites aux repôres du Service du Nivellement 

 général de la France. 



C^ette huitième campagne s'est finalement composée de 87 stations dont 

 20 au-dessus de Sgoo™. Il a été pris soixante douzaines de clichés don- 

 nant les tours d'horizon de la plupart des sommets occupés. 



Si nous avons pu exécuter ce programme malgré des conditions atmos- 

 phériques plutôt inférieures à la moyenne, nous le devons à une certaine 

 expérience de la prévision des phénomènes météorologiques, notamment 

 de la marche de l'ennuagement dans nos Alpes françaises et aussi à notre 

 organisation matérielle d'opérations qui nous a permis de ne pas laisser 

 passer, littéralement, sans l'employer, même une seule demi-journée de 

 temps clair pendant toute cette période de près de trois mois. 



En terminant, nous signalons qu'un des intérêts accessoires du jalonne- 

 ment très serré de nos points trigonométriques sur la ligne de faîte frontière 

 de la Maurienne découlera du fait hien connu que les tracés de la crête 

 limitative des deux Etats, lorsqu'on les ramène à la même échelle, dans les 

 deux Cartes de l'Etat-Major français et de l'Institut géographique militaire 

 italien de Florence, sont bien loin de se superposer rigoureusement. 



PHYSIQUE. — Application duprincipe d' Archimêde à la détermination exacte 

 des densités gazeuses. Note de MM. A. Jaquerod et M. Tourpaïax, 

 présentée par M. Lippmann. 



La méthode hydrostatique n'a pas été utilisée jusqu'ici, tout au moins 

 pour des mesures exactes, à la détermination de la densité des gaz. Nous 

 nous proposons de décrire dans cette Note un appareil basé sur le principe 

 d'Archimède, susceptible de donner une grande précision, et qui permet 

 d'éviter divers inconvénients inhérents aux procédés habituellement 

 employés. 



Un flotteur cylindrique en verre, d'un volume de 200""' environ, exactement calibré, 

 est suspendu verticalement, par l'intermédiaire d'un fil de platine, au fléau d'une 

 balance et équilibré au moyen d'un contrepoids convenable; le flotteur est enfermé 

 dans une ampoule de verre, de dimensions légèrement supérieures, dans laquelle il 

 peut osciller librement; l'ampoule est terminée en haut par un tube capillaire livrant 

 passage au fil de platine, et le gaz y est admis par l'intermédiaire d'un second tube 

 capillaire soudé à la partie inférieure. Le tout est maintenu à température constante 

 au moyen d'un bain d'eau dans lequel plonge un thermomètre de précision et un 

 agitateur. 



