7l(j , ACADÉMIE DES SCIENCES. 



dans un volume de 20""', protégé par un lube à double paroi argentée, la 

 température extérieure étant de 22°. Il est facile d'ailleurs de régénérer 

 les constituants en profitant de leur inégale solubilité dans l'eau, car il 

 suffit d'agiter le mélange à trois reprises avec la moitié de son volume 

 d'eau pour réaliser une séparation à peu près complète, qu'on achève par 

 distillation. 



Une fois réglés, les appareils construits sur ce principe permettent de 

 maintenir pendant plusieurs heures une température à peu près constante, 

 ce qui est difficile avec les mélanges réfrigérants ordinaires. 



PHYSIQUE. _ — Sur la mesure des déplacements très petits au moyen 

 de l'électromètre. Note de M. .Ieax Vili.ey, présentée par M. E. Bouty. 



La méthode de mesure électrométrique, à laquelle conduit naturellement 

 le montage du micromanomètre électrostatique ( ' ), est susceptible de rendre 

 des.services utiles pour l'étude des petits déplacements de translation. 



Un plateau de condensateur plan A, se déplaçant suivant la normale à sa 

 surface, en face d'un plateau fixe B relié à l'électromètre, constitue en efl'et 

 un appareil amplificateur dont on peut faire varier immédiatement et conti- 

 nûment le facteur de multiplication entre i et I7 million ou plus encoi'e : 

 on peut agir sur la distance moyenne AB et sur le potentiel de charge Y. 



Le dispositif permet d'allier les facilités de lecture du levier optique et la 

 sensibilité des méthodes interférenliclles; il a l'inconvénient de faire inter- 

 venir une réaction (tensions électrostatiques) qui cesse d'être négligeable 

 quand on cherche la haute sensibilité, mais qui est du moins très bien définie 

 et facilement calculable. Il demande seulement deux plateaux métalliques 

 bien planés, faciles à réaliser, et un électromètre; le voltage d'une batterie 

 de petits accumulateurs est suffisamment constant pour permettre pratique- 

 ment l'emploi de l'appareil aux plus grandes sensibilités, sans condensateur 

 étalon compensateur. 



Avec un èleclromèlre donnant i5o*"' par volt sur une éctielle à 35o'="', el des plateaux 

 circulaires de 6"", 5 de rayons écartés de loSt'- environ, on obtient, de façon très régu- 

 lière el sûre, un déplacement de loo'"' du spot quand A, chargé à 176 volts, se déplace 

 de Y«ôu ^^ millimèlre, soit une inulliplication par 1 000000. On peut donc dépasser 

 très nettement la sensibilité des méthodes interi'érentielles. La force électrostatique 



(') Cuniples re/u/t/s, t. loi, p. 65. 



