SÉANCE DU 7 NOVEMBRE I910. So'5 



HYDROGRAPHIE. — Observations de marées faites au/farge dans la Manche 

 et la mer du Nord. Note de MM. L. Favé et L. Duiexcoirt. 



Les observations des marées ont été faites jusqu'à présent à peu près 

 exclusivement sur les côtes, et elles sont par suite affectées des perturbations 

 qu'apportent un mouvement général des eaux, la configuration des rivages 

 et la diminution plus ou moins rapide dos profondeurs. Une lliéoric synthé- 

 tique du phénomène ne pourra présenter quelque certitude que lorscpTon 

 disposera, po.ur l'établir et la vérifier, d'observations faites au large. Ces 

 observations présentent encore de l'intérêt pour la réduction des sondes à 

 un même niveau en vue de la délerminalion précise de la configuration des 

 fonds cl nécessaire pour l'étude des changements qui peuvent s'y produire. 

 Ces considérations ont conduit l'un de nous à réaliser un marégraphe 

 susceptible de fonctionner au large ( ' ). 



L'appareil esl immergé au fond de la mer et y enregistre les variations de pression. 

 Deux pointes portées par des tubes de Bourdon dont l'inlérieur conimuni(]ue avec la 

 mer s'écartent l'une de l'autre quand la pression croit; leurs déplacements s'enre- 

 gistrent, sans aucun organe mécanique d'amplification, sur un disque de verre 

 recouvert d'un enduit et mû par un niouveraenl d'horlogerie. Les mesures s'efTectuenl 

 au moyen d'un microscope micrométrique; grâce à la finesse des tracés, leur exactitude 

 est très suffisante. 



Un dispositif différentiel automatique rend la sensibilité à très peu près indépen- 

 dante de la profoMiieur d immersion. Pendant la descente, l'air contenu dans un ballon 

 de caoutchouc se comprime et s'introduit dans la hoile renfermant les tubes. Sa pression 

 C(|uilibrant constamment à l'extérieur des tubes celle (jue l'eau exerce au dedans, leur 

 courbure ire subit aucun changement. Le passage de l'air se ferme lorsqu'un poids 

 suspendu au-dessous de l'appareil touche le fond, et à partir de ce moment les tubes 

 subissent l'action des variations de hauteur de l'eau qui les surmonte. 



Au cours des missions hydrographiques effectuées sous la direction de 

 l'un de nous (L. Driencourt) ces dernières années, l'appareil a été fréquem- 

 ment utilisé à proximité de la cote et au large. 



En 1907, il fut placé en un certain nombre de points répartis dans la baie de Seine 

 jusqu'aux fonds de ^o™. 



En rgog, il fui employé aux abords de Boulogne. 



lîn 1910, il a été mouillé en plusieurs points tles environs de Dunkerque. sur les 



(') L. Favè, Marégraphe plongeur {Journal de Physique, 1891 ; Annales hydro' 

 graphiq lies . 1910). 



