SÉANCE DU l\ NOVEMBRE I910. HG'i 



l'ne de ces corrections mérite d'être signalée, parce qu'elle est plus importante 

 (]u'on n'aurait pu le supposer n priori. iM. SLinner avait mesuré les clinmps au moyen 

 du pouvoir rotatoire magnétique d"une cuve pleine de sulfure de narbone. Cette mé- 

 lliodt; est la meilleure (|u'oii possède pour trouver la valeur moyenne du cliauip qui 

 existe entre les trous des pièces polaires, mais elle ne renseigne pas exactement sur la 

 valeur du cl)am|) dans les régions voisines de l'entrefer, dont l'induenoe n'est pas négli- 

 geable, même quand on emploie, comme c'était le cas, des Irons très petits (3"""), 

 pratiqués dans des pièces un peu étendues ( terminées par des rectangles de 10 x 6o'""M 

 et relativement assez écartées (7"""). Pour la déterminer, on a rais à profit, comme l'a 

 fait récemment Corbino ('), l'énorme biréfringence magnétique que possède le fer 

 Bravais, mais on a un peu modifié la technique : On a déplacé une cuve mince rem- 

 plie de ce liquide depuis la région comprise entre les trous jus((u'à >""" environ (1( s 

 bords de ceux-ci, et l'on a mesuré dans chaque cas la valeur de la biréfringence avt-c 

 l'analyseur à pénombres. La biréfringence (qui varie comme le carié du champ) élail 

 dans le premier cas de 7 pour 100 inférieure à celle (|u'on trouvait dans le secund. 



Nous étant ainsi convaincus que la iniHliode que nous employons conduit 

 à des féstillals corrects, nous avons repris la délcnuinalion de la constante 

 C en utilisant notre gros électro-aimant. On a tenu compte des petites 

 variations du champ dans la région utiliséepour l'expérience en le mesurani 

 de place en place avec la balance [modèle de M. Sève (*)J. De plus, en 

 réglant l'appareil opticpie, ou a pris soin d'éviter les petites causes d'crre ir 

 provenant des défauts d'orientation de la cuve, du nicol et du quart d'onde : 

 chacune de ces erreurs considérée isolément est négligeable, mais elles son 1 

 toutes de même sens. Plusieurs séries démesures ont été faites, très con- 

 cordantes. Nous indiquerons seulement le résultat final : Pour la nitro- 

 benzine (') avec la lumière jaune du mercure, à une température de 16", ^i, 



on a 



C = 2,53 X 10"'-. 



Nous ne croyons pas que l'erreur puisse dépasser le centième. La vali-ui 

 que nous admettions provisoirement, augmentée de 2 pour 100 pour tenu 

 compte, comme nous l'avons indi([ué, de ce que la lame de mica alors 



(') Corbino, Nuovo Cinienlo. mai 1910. Pour appliquer le procédé qui nous a serM, 

 il est bon d'éviter de diluer beaucoup le liquide (en employant au besoin une cuxe 

 très mince) parce (|ue la dilution modifie le colloïde qui change alors rapidenientavec 

 le temps. 



(-) P. Sève, Comptes rendus, ?.Z mai 1910. 



(') Nitrobenzine de la benzine cristallisable de Kahlbaum. Des produits purs 

 d'oriijine difiérente donnent les mêmes biréfringences à quelques millièmes près. 



