SÉANCE DU l4 NOVEMBRE 1910. 869 



mouille par lui, d'autre part la courbure moyenne du ménisque, c'est-à-dire, 

 dans le cas d'un tube capillaire cylindrique, le rayon du tube. 



Un appareil destiné à des mesures absolues basé sur ce principe ne 

 pourrait jamais avoir une j,aande précision; cela tient, d'une part, à ce qu'on 

 est obligé de faire deux mesures cl que les erreurs relatives s'ajoutent; 

 d'autre part, si l'on veut augmenter la précision d'une de ces mesures, celle 

 de la pression par exemple, on est amené à diminuer le rayon du tube, et 

 c'est la mesure de ce rayori qui devient alors imprécise. 



Mais si, au lieu de mesures absolues, on se borne à vouloir faire des 

 mesures relatives, la connaissance du rayon du tube devient inutile; il suffit 

 que cette grandeur reste la même dans toutes les mesures, ce qu'on 

 obtient aisément en opérant toujours eu un même point d'un même tube. 

 Rien n'empêche plus alors d'employer un tube très fin donnant une pression 

 capillaire élevée, d'une mesure facile et précise. 



L'appareil, une fois taré avec un liquide de tension superficielle connue, 

 donnera une tension superficielle par la seule mesure d'une pression. 



.l'ai construit sur ce principe un appareil qui m'a donné des résultats très 

 satisfaisants, aussi bien au point de vue de la commodité des mesures que 

 de leur précision. 



Le tube a un diainélre inlérieui- de queliiues cenlièmes de millimètre seulemeiU; 

 son axe est horizontal au voisinage de l'exlrémllé qui plonge dans le liquide, il com- 

 munique par sou autre extrémilé avec un manomètre et une poire en caoutchouc 

 permettant de régler la pression. 



Pour faire une mesure, on vise l'exlréniilè immergée du tube au moyen d'un 

 microscope, on laisse pénétrer un peu de liquide dans le tube, puis on agit sur la poire 

 en caoutchouc pour maintenir le ménisque immobile en un point repéré du tube. On 

 coupe alors, au moyen d'un robinet, la communicalion avec la j)oire en caoulcliouc et 

 l'on peut faire commodément la lecture du manomètre. 



Le tube est maintenu au voisinage de la surface libre du liquide, de telle sorte que 

 la pression hydrostatique au point 011 plonge le tube (o""",oj de li(|uiile environ) reste 

 absolument négligeable devant la pression capillaire qui est de l'oidre de 10'™ à so""' 

 (le riiercure. 



L'horizontalité du tube présente cet avantage d'empêcher les impuretés superficielles 

 de retomber sur le ménisque, comme cela n lieu avec un tube veilical. 



T>a méthode s'est moiilrée parliculièreinent commode pour l'élude de la 

 tension superficielle des liquides viscjueu.x. 



Klle peut rendre des services aux biologistes à cause de la commodité et 

 de la rapidité des mesures et aus>i parce qu'elle ne nécessite qu'une très 

 faible <|uantité de liquide. 



C. R., 1910, 2" Semestre. (T. 151, N» 20.) ' '6 



