942 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



joueiil 1111 rôle considérable pour réliininatioii des microorganismes qui 

 souillent les eaux, potables; en outre, elles sont d'un usage fréquent dans 

 les laboratoires pour les travaux bactériologiques, la stérilisation des milieux 

 de cultures, etc. 



Mais, suivant les matières [)reinièi'es employées pour la fabrication de ces 

 bougies et leur mode de préparation, elles filtrent les liquides plus ou moins 

 vite, ce qui indique que les canaux capillaires n'ont pas les mêmes dimen- 

 sions; il peut même arriver qu'il y ait des canaux d'un diamètre tel que les 

 organismes ne soient pas intégralement retenus par l'attraction capillaire et 

 laissent cheminer quelques organismes qui traversent alors les parois de la 

 bougie. La différenciation entre ces bougies d'aptitudes filtrantes diverses est 

 une question d'une grande importance tant pour les besoins domestiques 

 que pour les recherches scientifiques, et nous nous sommes attaché à trouver 

 un procédé permettant de les classer sous ce rapport et aussi d'arriver à une 

 fabrication régulière de types déterminés. 



En cherchant quel principe pourrait s'appliquer à l'étude de cette question 

 et après de nombreux essais, nous nous sommes arrêté à l'application des 

 effets capillaires qui se produisent lorsqu'on introduit un corps poreux dans 

 l'eau. Dans ces conditions, l'eau se précipite violemment dans les interstices 

 capillaires, refoulant l'air qui les occupait primitivement. 



Si l'on opère en vase clos, il en résulte une pression qu'il est possible de 

 mesurer et qui est autant plus forte que les capillaires sont plus lins, de là un 

 moyen de différencier les diverses natures de bougies et de les comparer 

 entre elles au point de vue de la finesse de leurs canaux. 



Voici comment nous opérons : une bougie sèche placée veilicalement est remplie 

 complélement de mercure ; par son orifice on introduit jusqu'en son milieu un fin tube 

 d'acier émergeant de quelques centimètres et qui est mastiqué sur ledit orifice de 

 façon à former un ajutage hermétique; l'extiémité libre de ce tube d'acier est raccordé 

 avec un tube de verre calibré ayant un diamètre intérieur de i™"' et dune longueur 

 de 1"" à 2". 



L'appareil étant ainsi disposé verticalement, on tait plonger totalement la bougie 

 dans de l'eau distillée; immédiatement, par suite de la précipitation de l'eau dans les 

 capillaires, l'air est refoulé dans l'intérieur de la bougie, fait pression sur le mercure 

 qui monte dans le tube manoraétrique à une hauteur en rapport avec le diamètre des 

 capillaires; cette ascension est très rapide et s'arrête a un moment donné; l'équilibre 

 est alors établi; on mesure la hauteur de la colonne mercurielle d'où l'on déduit par le 

 calcid le diamètre des pores de dimensions maxima, lesquels règlent le phénomène. 



En examinant par ce procédé des bougies de diverses natures, on 

 constate qu'il y a de grandes différences dans les ascensions mercurielles; 



