SÉANCE DU 5 DKCEMBRK I<)I«). IoSq 



L'erreur rolalive commise avec cet appareil est au plus égale à la somme 

 des erreurs faites dans les deux opérations successives. 



Ces erreurs étant du même ordre de grandeur que 2 ( (bj. -\- ^[i), sont le 

 douhlc do la somme des erreurs de Icrtiire, si les déviations a et ji sont 



voisines de j- 



Des précautions spéciales doivent être prises dans le groupement dos con- 

 duclours d'amenée du courant. Les bornes sont placées assez loin du cadre 

 et les conducteurs do jonction sont disposés de manière à équilibrer leur 

 influence mutuellement. 



On pourrait être tenté d'utiliser le courant inconnu pour créer le champ antagoniste, 

 les deux cadres normaux étant parcourus par un même courant. 



La formule (1) montre que si II devient néglit:eal)le devant les autres champs, tangy 



1 1- • I^'" ■ 1 . 1 11'- 



tend \ers une limite =; — -, indépendante de 1 intensité. 



Vyll 



Cet appareil peut être utilisé pour étalonner des compteurs, des ampère- 

 mètres, et pour la inesiire de fortes décharges balistiques. 



Nouveau mode d'amortissement des oscillotions. — Lue palette fixée au 

 système oscillant se meut dans un liquide (du inerciirc par exemple) dont le 

 niveau peut être iriodifié par le déplacement d'une poche extérieure. Lorsque 

 les oscillations sont rapides, on relève le réservoir de façon à amener la 

 palette en contact avec le mercure; l'aiguille atteint une position voisine de 

 réfjuilibro. On siq^prime alors tout frottement nuisible en abaissant le niveau 

 du liquide au-dessous de la palette. 



La position finale du système est par suite indépendante des organes 

 d'amortissement. 



iNous avons fait Tapplicalion de ce procédé d'amortissement à la houssole utilisée 

 dans l'appareil décrit ci-dessus. 



Le barreau aimanté placé dans un champ intense éprouverait des oscillations ia|)ides 

 et énergiques. 



Le liarreau (ou l'aimiille d'aluminium qu'il supporte ) comporte une ailetle de mica, 

 verticale, susceptible de se déplacer dans un canal à section rectangulaire. Le canal a 

 la forme d'une demi-circonférence et peut être mis en communication a\ec un réservoir 

 de mercure. La profondeur de la gorge décroit depuis la position centiale où aboutit 

 le mercure jusqu'aux deux extrémités. On obtient ainsi un déplacement plus régulier 

 du niveau mercuriel. 



Plus commodément on peut laisseï- (ixe le réservoir et mettre sa partie supérieure 

 en connexion avec une poire en caoutchouc permettant une commande pneumatique 

 de ramurlissement. 



C. K., 1910, 3- Semestre. (T. \h\, N° 23.) I'38 



