Sqo académie des sciences. 



d'ailleurs surpris et quelquefois le mauvais temps persistant nous en a chassé, nous 

 forçant à faire l'ascension complète deux fois. 



Nous avons exécuté à chaque sommet plusieurs tours d'horizon photogra- 

 phiques avec des éclairages différents et un grand nombre de téléphoto- 

 graphies. 11 a été ainsi rapporté de cette campagne 70 douzaines de clichés. 



SPEGTROSCOPIE. — Sur les speclroscopes à miroirs . Note de M. Maurice Hamy, 



présentée par M. Lo^wy. 



La substitution des miroirs aux objectifs est souvent employée, dans les 

 speclroscopes, en vue d'éviter les changements de mise au point qui se pro- 

 duisent quand on passe d'une région à l'autre du spectre. L'une des dispo- 

 sitions 'que l'on peut adopter est la suivante. A leur sortie du collimateur 

 (télescope), les rayons lumineux l'enconlrcnt le train de prismes, ou le 

 réseau, destiné à les disperser. Ils tombent ensuite sur un miroir sphérique 

 concave, placé à une certaine distance et réglé, tant en position qu'en orien- 

 tation, de manière à les faire converger sur une plaque photognqihique, 

 au niveau du plan passant par le centre de courlmre du miroir et coupant, 

 à mi-hauteur, les arêtes des prismes ou les traits du réseau. 



J'ai été amené à étudier la meilleure position à donner à la face de sortie 

 du dernier prisme traversé par la lumière, ou au réseau, pour obtenir un 

 champ d'images aussi plan etaussi étendu que possible. Cette position n'est 

 pas indifférente. 



Il faut, pour atteindre le but clierclié, que le centre N de la face de sortie du dernier 

 prisme du train, ou le centre du réseau, soit disposé, entre le miroir et le milieu F 

 du rayon de ce miroii' passant par N, à une dislance de F égale à o, i54 de la longueur 

 focale. Les images se forment dans le plan focal qui passe par F. D'autre part, en 

 appelant R le rayon de courbure du miroir, 2 (3 la largeur du faisceau émergent des 

 prismes, ou rélléclii |)ar le réseau, et A la dislance au point F de l'extrémité du champ 

 utilisé dans le plan focal, la largeur d'une raie monocliromatique, avec une fente 

 d'ouverture évanouissante, satisfait à l'inégalité 



Largeur< H 1^0,00.02 (^^j H- 0,0590 g (^-^j +°'866^gj TT + ^UJ J* 



Par exemple : pour R = a"", 00, A = o'", 24, (3 = o™, 02, la largeur des raies est infé- 

 rieure à o™™,oo8; pour R = 5"',oo, A = o"',22, j3=::o"',o4, la largeur des raies est 

 inférieure à 0"°', 026. 



