624 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



l'appareil des poids connus de liquide volatil au moyen de la pipette, comme 

 je l'ai explique dans mes précédentes Notes. Pour obtenir les mélanges en 

 proportion donnée, je réalise d'abord un mélange type contenant i"'» de 

 vapeur en 10™' ; à cet effet, disposant d'une pipette donnant, je suppose, la 

 goutte de 11"'', je laisse tomber 2 gouttes dans l'éprouvette, je la coiffe, 

 j'ajuste le niveau du mercure de manière à faire un volume de 220'°'' et 

 j'agite. Le mélange type permet de faire un mélange quelconque. Soit à 

 réaliser, par exemple, le mélange de 'jn'^^ en i' ou iS™*»' en 25o"""; je relève 

 le piston pour ne conserver que 180'™' du type, puis je l'abaisse au volume 

 de 25o'''"° et j'agite. Pour obtenir le mélange à So^'s j'opérerais seudila- 

 blement, en conservant 200™' du type. 



Les teneurs de mélange comprises entre 88™» et i32™b nécessitent un 

 mélange type de i'"^,5 en lo""' formé avec 3 gouttes au lieu de 2; pour les 

 teneurs de i32"'''' à i^G^^ il faut prendre \ gouttes. 



Puisage et analyse des gaz. — L'appareil permet d'aller chercher les 

 gaz à la distance que l'on veut et dans une atmosphère quelconque. 

 Cela pourra, je crois, permettre d'effectuer des recherches pour l'indus- 

 trie et pour l'hygiène en nombre de circonstances où cela n'a pu encore 

 être fait. 



Le mercure étant relevé jusqu'à l'amorce, il suffit de brancher sur cotte 

 amorce la canalisation abductrice {fig. 2) et de faire appel de gaz en 

 abaissant le piston. On trouve dans le commerce des tubes de cuivre de 

 petit diamètre dont la section intérieure peut être de i"""' seulement; recuits, 

 ils sont flexibles et faciles à contourner de toutes façons. Ils sont tout indi- 

 qués pour servir à la canalisation C. Comme la figure 2 le représente, il 

 suffit de contourner en ressort à boudin les parties où l'on veut obtenir des 

 allongements dans le sens vertical et dans le sens horizontal. Aux extré- 

 mités sont soudées des amorces pour brancher les raccords en tube de 

 caouchouc. 



Il est ainsi facile d'aller chercher le gaz dans une enceinte E sans y péné- 

 trer, de peur de troubler la composition, ou parce que l'atmosphère est 

 dangereuse ou irrespirable. Dans le cas d'une soute de navire, on pourra 

 ménager des prises de gaz T à différentes hauteurs de la paroi et les relier 

 tour à tour avec la canalisation unique amenant le gaz à l'appareil A dans 

 le laboratoire. La section ayant i™""', la capacité sur i™ de longueur sera 

 de i"""'; on pourra donc purger d'un seul coup 3o()'" de longueur, puisque 

 la capacité de l'appareil est de 3oo'"''. Avec une section aussi faible les gaz 



