712 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



sant la mcuie luminescence qu'un étalon de 0*^,02 de bromure de radium 

 d'activllé 5ooooo étalé sur une surface circulaire de i*"" de diamètre (échan- 

 tillon Armet-Delisle) et placé à 2*^^'" dé la surface fluorescente. 

 ^; Dès lors l'unité de quantité de rayonnement sera la quantité agissant 

 pendant i minute lorsque le champ a l'unité d'intensité. C'est cette unité que 

 j'ai appelée l'unité M. Elle vaut, toutes choses égales d'ailleurs, environ — 

 de l'unité II de Holtzknecht. Cette unité est assez petite pour convenir à la 

 radiographie aussi bien qu'à la radiothérapie. Un M de rayons n° 5 suffit 

 pour radiographier une main, ^M, pour radiographier une épaule, etc. 

 .le présente aujourd'hui un nouveau quantitomètrc qui est simplement 

 un totaliseur d'M. ^ oici sa description sommaire : 



Sur ujie source de courant à voltage constant je place en série deux appareils de 

 lésislance : le/;/e/7ii'e/' est un rhéostat à §5 plots portant les numéros 30, 32, 34, etc., 

 jusqu'à 220. Ces chifTres indi(|uent en centimètres la distance à laquelle il faut se 

 placer du tulje pour avoir l'équivalence de luminosité entre les deux plages. Chaque 

 plot est séparé du plot voisin par une résistance variable 2'",o3, 2", 08, 2",i4ï •••) 

 216"^, 4, de telle sorte que le courant débité à travers ce rhéostat soit directement pro- 

 portionnel aux carrés des distances marquées sur les plots, lorsque le voltage est 

 1 10 volts et que la résistance réduite constante du deuxième appareil est égale à i lo"^. 



Au sortir de ce rhéostat, le coucant traverse un éleclrodynamomètre qui indique le 

 pouvoir émissif de l'ampoule calculé en M par minute à o'", 10 du centie de l'anti^ 

 cathode. 



Le deujoicnie appareil de résistance est composé de deux rhéostats de 21 plots 

 çhaci^n groupés en quantité de telle sorte que leur résistance réduite soit à tout mo- 

 ment, quelle que soit la position du curseur commun, égale à iio''' (déduction faite 

 comme il convient de la résistance des appareils de mesure, ajoutés sur l'une ou sur 

 les deux branches). De cette façon, si le rhéostat d'équivalence décrit ci-dessus est au 

 maximum (c'est-à-dire R=:o), le courant débité est de i ampère, quelle que soit, je 

 le répète, la position du curseur commun. 



.Voici maintenant comment se distribue le courant dans ce deuxième appareil de 

 ré^islaiiçe ;dpnt les plots portent respectivement les numéros 10, 11, 12, 13, l'i, lo, 16, 

 i", 18, 10, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 35, 4-0, 45, .50, 60 distances opératoires en centi- 

 mètres les plus communément employées. Dans l'une des branches portant un électro- 

 dynamomètre et un com|)leur, le courant qui passe est inversement proportionnel aux 

 carrés des dislances opératoires. Le reste du courant débité passe par l'autre branche. 



L'électrod>namomètre indique en M par minute Tinlensité du champ à la distance 

 opératoire. 



Le compteur totalise le nombre d'M débités en fonction du temps et de l'intensité 

 du courant qui le traverse. 



" Cè qiiantitomètre basé sur la mesure de la ikiorescence prixliiilc sur le 



