866 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



OPTIQUE. — Correction de V astigmatisme des prismes biréfringents. 

 Note (') de MM. C. Tissot et Feux Pelun, présentée par M. Lippmann. 



Les prismes biréfringents présentent tous à divers degrés le fâcheux in- 

 convénient de déformer les images.' 



Dans un nicol notamment, les rayons qui pénètrent sous les dilTérentes 

 incidences subissent des déviations latérales différentes. Ces déviations 

 latérales ne demeurent pas d'ailleurs les mêmes pour des rayons également 

 inclinés dans les divers azimuts, puisque les seuls rayons qui concourent à 

 la formation des images sont les rayons extraordinaires, c'est-à-dire des 

 rayons réfractés qui ne restent pas en général dans le plan d'incidence. 



Il en résulte une dissymétrie, dont le calcul permet de se rendre compte, 

 et qui se traduit par un astigmatisme facile à mettre en évidence. 



Il suffit par exemple de recevoir, sur un nicol muni d'une lentille convergente, un 

 faisceau homocentrique limité par un diaphragme circulaire étroit, pour faire appa- 

 raître deux focales réelles parfaitement distinctes, susceptibles d'être reçues sur un 

 écran. L'astigmatisme apparaît encore plus nettement avec un microscope polarisant. 

 En visant avec un système de microscopes, constitué par un objectif et un oculaire 

 convergents, entre lesquels se trouve inlerposé un nicol, un micromètre divisé sur 

 verre, on constate que la mise au point reste floue quel que soit le tirage. 



Cette mise au point défectueuse ne demeure d'ailleurs pas la même selon l'orien- 

 tation du nicol, de sorte que, même en se contentant d'une mise au point imparfaite, 

 on est obligé de faire varier le tirage quand ou fait tourner le prisme de 90°. 



Mais il est toujours possible d'obtenir une image aussi nette que lorsqu'il 

 n'y a pas interposition de nicol, en superposant à l'oculaire une lentille 

 cylindrique de puissance convenable, orientée de manière que la section 

 axiale coïncide avec le plan de symétrie du prisme. 



C'est ainsi qu'une croix xy examinée à l'aide d'un objectif i, d'un nicol N, 

 et d'un oculaire O, prend l'aspect a' des figures t et 2 selon l'orientation 

 du prisme; la mise au point ne pouvant être effectuée que sur une seule des 

 branches, on obtient soit l'image x\ soit l'image y' . 



La superposition de la lentille / à l'oculaire permet d'obtenir l'aspect 



(') Présentée dans la séance du 1 1 novembre 1907. 



