SÉANCE DU 9 DÉCEMBRE 1907. IlS? 



La saturation est donc sensiblement atteinte à 2000 gauss; la faible dé- 

 croissance de 0,3 pour 100 dans les champs intenses est probablement l'in- 

 dice du résidu de la cause d'erreur mentionnée ci-dessus. 



Deuxième méthode. — Un petit solénoide placé dans l'axe de l'entrefer 

 de 4o""" entre pièces polaires planes de ij"" forme la bobine induite. On 

 introduit par la perforation axiale un ellipsoïde de révolution allongé do 

 fer ou de nickel, dont les axes ont 4""" et 9'"'". La masse de matière magné- 

 tique déplacée étant minime, on évite toute répercussion sur les pièces 

 polaires. La position de chaque spire du solénoïde a été relevée avec la ma- 

 chine à diviser. J'ai trouvé ainsi : 



Les champs ont été corrigés des champs démagnétisants des ellipsoïdes. 

 Le fer est le même fer très doux do Suède (Kohlsva); le nickel est obtenu 

 par décomposition du nickel-carbonyle, donc exempt d'impuretés métal- 

 liques. 



J'estime que les inlensités d'aimantation à saturation du fer et du nickel 

 à la température ordinaire sont données par lySi et 497, à o,5 pour 100 

 près. 



PHYSIQUE. — Application de la loi de Poiseuille à la mesure des pressions 

 élevées. Note de M. A. Perot, présentée par M. Amagat. 



La coustruclioii d'un manomètre précis pour les pressions élevées, de 

 plusieurs centaines de kilogrammes, n'est pas sans présenter des difficultés 

 considérables, d'ailleurs surmontées dans les appareils différentiels à mou- 

 vement louvoyant, dus à M. Amagat. Ayant eu, en vue d'étalonnages, à 

 me préoccuper de la construction d'un appareil de cette nature, j'ai été 

 amené, en mettant à profil la loi de l'écoulement des liquides à travers les 

 tubes capillaires, due à Poiseuille, à réaliser un dispositif très simple qu'il 

 me paraît intéressant d'indiquer. 



