Il58 ACADÉMIE DES SC1E>'CES. 



L'appareil est conslruil de la façon suivante : un lube capillaire (tige de thermo- 

 mètre) de Sc"' de longueur, de o""",o5 environ de diamètre intérieur, est enroulé eu 

 spirale et soudé à un tube plus large mastiqué dans la pièce de raccord de l'éprou- 

 vette de la presse de M. Cailletet; la spirale plonge dans l'éprouvelte préalablement 

 remplie d'eau filtrée. La partie du tube qui émerge est reliée à un tube le long duquel 

 sont ménagées des ampoules de 2'^'"", séparées les unes des autres pai' des traits de 

 repère. Le tout est placé dans un bac de 5o' contenant de l'eau maintenue à 32°. 



Si l'on injecte de l'eau dans léprouvette et qu'on maintienne la pression constante, 

 ce qui est facile avec un piston plongeur commantlé par une vis, le liquide s'écoule 

 dans les ampoules en tra\ersant le tube capillaire. En vertu de la loi de r*oiseuiIle. le 

 temps nécessaire à l'écoulement d'une masse donnée, correspondant par exemple au 

 volume d'une ampoule, est inversement proportionnel à la pression : si donc l'appareil 

 a été taré pour une pression connue, il pourra être utilisé comme manomètre. 



Le lube utilisé dans l'appareil construit convenait pour des pressions élevées allant 

 jusqu'à 3oo''6. Il peut en réalité servir pour toutes celles pour lesquelles l'écou- 

 lement se fait suivant la loi de Poiseuille et non suivant le régime hydraulique. 

 La méthode est, en principe, applicable pour toutes les pressions à condition de 

 prendre un tube assez long et par suite de se placer dans les cas où la condition ci- 

 dessus est réalisée ; elle l'est pour le tube employé pour une pression de lo""? par 

 centimètre de longueur. 



II est important d'opérer à une leHipéialurc toujours la même, voisine 

 de 32", pour laquelle la viscosité de l'eau est, d'après les recherches de 

 M. Hauser, indépendante de la pression. 



Voici, à titre d'indication, les résultats obtenus dans le tarage d'un ma- 

 nomètre métallique déjà ancien : 



Pression vraie 104''?, 5 



Indication du manomètre 100 



336, o 



028,0 



829,0 

 Temps nécessaire à l'écouleiuent 1 3^5 5 



de 2™' d'eau, en secondes .... '| 333 o 



322,0 



019,0 



Moyenne 320,9 



iM-reur piobable de la moyenne 



en |)OMr 100 0,43 



Pour l'instrument construit, le produit de la pression par le temps néces- 

 saire à l'écoulement de 2""' d'eau était 34, 062, obtenu par comparaison avec 



