SÉANCE DU 6 JUILLET 1908. 4^ 



d'objectif. Les franges sont d'autant plus serrées que l'antile formé par la glace et la 

 surface de la gélatine est plus grand. J'ai réalisé des plaques sensibles à épaisseur 

 variable : dans ce cas les franges ne sont plus équidistantes; elles sont d'autant plus 

 serrées que l'épaisseur de la gélatine est plus grande. Ce dispositif permet donc de 

 pholo g ra pilier en (jneU/ue sorte les courbes de niveau d'une lame de gélaline. Ces 

 photochromies, obtenues par la mélliode de M. Lippuiann, mais sans miroir de mer- 

 cure, permettent donc de projeter dans un cours des franges de coin, qu'il serait assez 

 difficile de réaliser autrement. 



Supposons maintenant la plaque sensible placée dans le plan focal de l'objectif 

 d'un spectroscope. Cliaque région de la plaque est impressionnée par une radiation 

 monochromatique diflérente. Dans chaque région, les stralificatious formées par l'ar- 

 gent réduit sont à des distances dillérenles. Elles sont inclinées les unes par rapport 

 aux autres, si bien que les lignes d'intersection avec la glace du cliché ne sont plus 

 équidistantes. Il en résulte qu'on aperçoit un système de franges brillantes entre les- 

 quelles les couleurs du spectre sont alTaiblies ou modifiées. 



Les photographies en couleur du sj)ectre, faites sans mercuie et regardées du côté 

 du verre, permettent d'apercevoir optiquement les inteisections du plan de la glace 

 et des ondes stationnàires. Dans l'expérience de Wiener on obtenait les intersections 

 d'une lame très mince de gélatine sensible avec les ondes stationnàires formées dans 

 l'air. 



Le dispositif actuel permet de voir très simplement, sur le fond peu coloré du cliché, 

 des franges d'interférences disposées comme les stries des photographies de Wiener. 



PHYSIQUE. — Autobalistique répétiteur. 

 Note de M. A. Guillet, piéseiuée par M. G. Lippmann. 



I. La méthode de répétition, consistant à agir sur un mobile (équipage de 

 galvanomètre par exemple) animé d'un mouvement sinusoïdal amorti au 

 moyen d'impulsions identiques rythmées sur ses oscillations et à lire Fam- 

 plitude de régime A, n"esl pas entrée dans la pratique des laboratoires. Elle 

 présente pourtant, à divers points de vue, un réel intérêt; en particulier sa 

 sensibilité la rend précieuse : si les impulsions surviennent au passage du 

 mobile par sa position d'équilibre, à l'aller et au retour, la déviation A 



vaut (i — e - j fois la déviation A, , due à une impulsion unique tirant le 

 mobile du repos. Ainsi, pour un amortissement A = o,oo4 et une période 

 T ^ 2 secondes, le pouvoir multiplicateur serait d'environ 25o. 



II. Si la méthode de répétition se prête difficilement à des mesures pré- 

 cises (' ), cela tient vraisemblablement à ce que le régime permanent n'est 



(') Mascakt. L' Electricilé et le Magnétisme, t. II. 



