SÉANCE DU lO AOUT I908. 335 



fortune, organisé tant bien que mal avec de vieux instruments du passage 

 de Vénus en 1874. 



Les spectro-enregistreurs employés, déjà décrits en partie dans les Mé- 

 moires antérieurs (voir Co/«p/e,y rendus, t. CXLIII, 1906, p. 12 10, et Bulletin 

 aslrononiique, 1903, p. 3o5 à 3-5, et 1907, p. 433 à 444); sont les suivants : 



1° Du pelit speclro-héliographe de faible dispersion, en service depuis 1898, à un 

 seul prisme el à chambre de i'", qui donne à voionlé l'image de la couche K.. ou de 

 la couche K, (diamètre de l'image depuis 1899, 8'™, 5); 



2° Un speclro-enregistreur des vitesses, marqué c sur la figure 2 du Mémoire de 

 1907, avec collimateur de o™,8o el chambre de 3™,5o, employé soit avec un réseau, 

 soit avec un train de trois prismes (diamètre de l'image, i4'^"'); 



3° Un grand speclro-iiéliographe de forte dispersion, long de i4™- représenté dans 

 les figures 2 et 3 de la IVole de 1906, et marqué e dans la figure 3 du Mémoire de 1907. 

 11 est à trois fentes et formé de deux spectrographes qui se suivent, de manière à donner 

 une image entière de l'astre, débarrassée de toute la lumière diffusée dans l'appareil. Le 

 premier speclrographe, employé avec un réseau ou un train de trois grands prismes, 

 a un collimateur de !■", 26 et une chambre de 7", munie de la seconde fente. L'image 

 de cette fente est reprise et diminuée par le second speclrographe qui a un colli- 

 mateur de 7", un prisme de 30° et une chambre de longueur variable ( i",3o ou 2°%6o), 

 avec une troisième fente ou se forme l'image monochromatique du Soleil, (diamètre 

 4'^'" ou 8"^°"). L'objectif astronomique de projection et la plaque photographique se 

 meuvent séparément et simultanément, entraînés par deux vis, deux transformateurs 

 de vitesse à galet mobile, et deux moteurs électriques synchrones. Ce dispositif, qui 

 a été présenté comme une solution géuérale du speclro-héliographe, a bien fonctionné; 

 il a l'avantage de se prêter à tous les changements, et c'est ainsi qu'on peut employer 

 prismes ou réseaux, eldes chambres finales de longueur quelconque. 



De plus, comme les images du premier speclrographe de l'appareil, derrière la 

 seconde fente, étaient pleines de détails, ce premier speclrographe a été disposé de 

 manière à se transformer instantanément en spectro-enregistreur des vitesses. Les 

 mouvements discontinus nécessaires sont seulement faits à la main, avec le concours 

 de deux observateurs. 



En fait l'appareil n° 3, qui est le plus puissant, a donné les résultats les 

 plus nets et les plus probants; et nous Tavons employé le plus souvent pos- 

 sible, soit pour avoir de belles épreuves qui décèlent les vitesses radiales, les 

 intensités et les largeurs de K, et K3, soit pour avoir des images monochro- 

 matiques avec une très petite portion de longueur d'onde qui, dans certains 

 cas, a été inférieure à o*,o3 ('). On peut ainsi isoler la partie centrale de K3, 



( ') La portion de longueur d onde calculée correspond à l'intervalle des joues de la 

 fente au milieu de leur épaisseur. Mais l'appareil n'a pas encore toute la perfection 

 désirable : les angles des joues ne sont pas assez vifs, et les prismes qui sont trempés 

 donnent un peu d'astigmatisme. La portion de longueur d'onde qui passe est en réalité 

 plus grande. 



