628 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



purement qualitatives; Townsend ne semble pas s'être préoecupé dé ce 

 point. y\u cours de recherches sur la diffusion j'ai cherché à me rendre 

 compte si cet effet existait réellement. 



La méthode employée a été celle de Townsend, mais j'ai dii apporter difTérenls per- 

 fectionnements au dispositif. Tout d'abord les changements des tubes longs T, par les 

 tubes courts To se faisaient sans ouvrir l'appareil. A cet effet, comme j'opérais avec 

 trois métaux, maillecliorl, acier, laiton, les six ensembles étaient logés dans un bloc 

 métallique, assez semblable à un barillet de revolver de forte dimension, tournant à 

 l'intérieur d'une boîte étanche également en métal. Les deux faces du bloc avaient été 

 rodées avec le plus grand soin. Le bloc était mis en mouvement par une crémaillère 

 circulaire, attaquée par un pignon manœuvrable de l'extérieur â l'aide d'une mani- 

 velle. Un cliquet se faisait entendre chaque fois qu'un ensemble Tj ou T., arrivait en 

 place; on arrêtait alors la manivelle. Les électrodes, devant être toujours à la même 

 distance de l'extrémité des tubes étroits, pouvaient glisser sur des galets entre deux 

 positions parfaitement définies correspondant chacune à un des deux cas. 



Afin d'opérer toujours avec le même gaz, j'ai adopté pour la circulation gazeuse un 

 dispositif assez analogue à celui de Delaroche et Bérard pour leur étude de la chaleur 

 spécifique des gaa : deux bouteilles en acier contenant de l'huile de vaseline commu- 

 niquent par le bas par l'intermédiaire d'une pompe rotative; les orifices supérieurs 

 étaient reliés chacun à une extrémité de l'appareil à diffusion. L'appareil permet ainsi 

 de travailler avec des pressions supérieures à la pression atmosphérique. 



La réalisation et la mise au point de ces différents dispositifs ont été fort 

 longues, et c'est seulement maintenant que je puis publier les mesures pour 

 l'air. Voici les valeurs du coefficient de diffusion dans le cas de l'ait" avec 

 les trois substances métalliques étudiées : 



Coefficienl de diffusion. 



Métal. Ions +. Ions — . 



Maillecliorl o,o3i o,o4i 



Laiton o,o3i o,o4i 



Acier 0,082 o,o43 



Je n'ai pas fait les corrections de recombinaison, qui abaisseraient à peu 

 près de la même valeur chaque nombre; le gaz n'était pas parfaitement 

 desséché, il y aurait donc un écart avec les valeurs données par Townsend. 

 Ce physicien avait en effet trouvé : 



Source d'ionisation. Ions +. lobs — . 



Rayons de Rôntgen 0,028 o,o43 



Radium 0,082 o,o48 



Il ne faut pas, d'autre part, oublier qu'une erreur de 3 pour 100 sur les 



