SÉANCE DU If) OCTOBRE 1908, 677 



alcalins en fusion, rend leur analyse fort ennuyeuse. Il n'est pas rare non 

 plus de voir les creusets de platine se désagréger promptement tant sous 

 l'action des sels alcalins que du silicium. Enfin, il serait avantageiix de 

 pouvoir effectuer les analyses de manières différentes. 



Après avoir vainement essayé de tous les agents d'attaque, j'ai dû renon- 

 cer à l'action du chlore sur Talliage porté au rouge, parce qu'il est impos- 

 sible, dans le cas du ferrosilicium, d'arrêter tout le chlorure de silicium; 

 mais à l'aide d'un réactif fort employé dans l'industrie du caoutchouc, le 

 chlorure de soufre industriel, j'ai pu attaquer très facilement les ferro-alliages 

 les plus réfractaires à l'action des réactifs. 



Si, en effet, on chauffe du ferrosilicium pulvérisé, même très grossière- 

 ment, avec du chlorure de soufre, on voit des bulles gazeuses se dégager 

 vers 70" en très grande abondance. L'attaque s'accélère bientôt et en 3 mi- 

 nutes elle est totale; à 100°, elle est violente, mais des fumées blanches se 

 dégagent en abondance, indiquant le départ du silicium à l'état de chlorure. 

 Avec les ferrochromes, l'attaque est beaucoup plus difficile; elle ne se pro- 

 duit qu'au-dessus de 120°; pour les ferrotitanes, elle commence à 70°. 



Au point de vue analytique, il suffit pour recueillir tous les chlorures peu 

 volatils de munir l'appareil (un gros tube à essai) d'un bouchon traversé 

 par un réfrigérant à reflux ; mais il n'en est plus de même avec les ferrotitanes 

 ni surtout avec les ferrosiliciums. La valeur de ces alliages étant établie 

 d'après leur teneur en silicium ou en titane, il est nécessaire de peser la 

 silice ou l'acide titanique. Mes essais antérieurs sur l'attaque des alliages au 

 rouge par le chlore m'ont prouvé qu'il ne fallait pas songer à absorber le 

 chlorure de silicium. Il aurait été nécessaire en effet d'employer beaucoup 

 de chlorure de soufre, dont l'odeur est fort désagréable. A l'aide du mode 

 opératoire suivant, il est possible d'attaquer les ferrosiliciums, même à très 

 forte teneur, avec un poids de chlorure de soufre à peine supérieur à trois 

 fois leur poids, dans un appareil en verre de 25o""', entièrement clos. 



Mode opératoire. — Dans un ballon à fond rond de soc"'', bien sec, on introduit o»,5 

 de ferrosilicium grossièrement pulvérisé; le ballon est fermé par un bouchon en 

 caoutchouc (paraffiné ou non) traversé par un tube en verre muni d'un robinet. La 

 partie inférieure du tube dépasse de quelques millimètres le bouchon et est terminée 

 en sifflet pour assurer Técoulenient complet du chlorure de soufre. Au-dessus du 

 robinet, le tube est formé de deux cylindres de diamètre difTérent; la partie la plus 

 étroite d'une contenance de 4™' est graduée par demi-centimètres cubes; la partie la 

 plus large a un diamètre et une hauteur suffisants pour introduire facilement un 

 bouchon. 



Quand l'appareil est ainsi monté, on y fail le vide jusqu'à 20""' de mercure et l'on 



