SÉANCE DU 2(3 OCTOBRE 1908. "(]- 



pour qu'il soil possible à' interpréter le résultai; on pourrait eu ctl'el réaliser 

 l'épure dans l'espace correspondant à la projection obtenue si l'on connais- 

 sait lincidence normale, la distance du loyer radiogène à la phupie lécep- 

 trice et au plan de la coupe. Mais cette lecbnique devient insuffisante lors- 

 qu'on se trouve en présence d'une série considérable de plans superposés, 

 et c'est ainsi que le problème se présente pour la radiograpliie de l'orga- 

 nisme. Il faut en outre leuir compte du phénomène du flou croissant. Le 

 foyer du tube de Crookes /'tant constitue'' [lar une petite surface el non par 

 un [)oiiit idéal, les projections obtenues sont de plus en plus floues au fur et 

 à mesure que les parties projetées s'éloignent du plan récepteur. Cette pro- 

 priété est d'ailleurs précieuse, car elle permet, à la lecture des épreuves, de 

 connaître l'ordre de succession des plans et de déduire approximativement 

 la situation d'un corps étranger, par exenqile, en fonction de certaines 

 parties de l'organisme radiographié. 



La technicpie radiographi(pic doit donc tenir compte des considérations 

 qui précèdent et être établie conforinément aux lois qui régissent les pro- 

 jections coniques alin qu'on puisse étudier les résultats avec toute la préci- 

 sion désirable. 



Pour connaître, au moment de l'interprétation, les positions qu'occupent 

 dans l'espace les éléments de la projection, il est en général nécessaire et suf- 

 fisant d'effectuer deux radiographies de l'objet dans des conditions d'expé- 

 riences définies : soit, par exemple, deux radiographies suivant deux plans 

 de projection formant entre eux un angle de 90", toutes les fois que cela est 

 possible (mendjres el tête); soit deux radiographies obliques dans les autres 

 cas ('). On peut alors réaliser l'épure dans l'espace si l'on connaît la dis- 

 tance du foyer radiogène à la plaque et l'incidence normale ( -). 



La conséquence naturelle de ce qui précède c'est la nécessité, en pra- 

 tique, d'effectuer toutes les radiographies, en adoptant une distance con- 

 stante du foyer radiogène à la plaque sensible, et d'inscrire automatique- 

 ment l'incidence normale au cours de l'examen (par une étoile métallique 

 fixée sur le châssis porte-plaque). L'observation constante de ces règles, 

 qui montrent cjue la radiographie topographique est sous la dépendance des 

 lois géométriques, est indispensable pour éviter les erreurs d'interprétation. 



Mais, en oulie, il ûnit en jsralique s'efloicei' de rendre les images des mêmes cas 



(') Comptes rendus, 11 nuveinbie 1897; 22 avril 1901. 

 (■■') Intersection du rayoo normal à ia plaque avec celle-ci. 



C. R., 190S, 2» Semestre. (T. CXLVII, N° 17.) Il>0 



