788 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



de pénétrntions très diverses sans observer tie différences importantes dans la loi de 



variation. 



Les phénomènes sont loul diU'éi'cnLs pour les courants d'ionisation pro- 

 duits par les champs faibles. 



ÉLECTRICITÉ. — Klectrométres et éleclroscopes à compensation. Note 

 de M. HuRMUzEscu, présentée par M. G. Lippmann. 



L'étude des substances radioactives a donné une grande actualité aux 

 électroscopes et électromètres symétriques. 



On sait, en effet, que la méthode la meilleure et la plus généralement employée dans 

 ces reclierclies se réduit à mesurer la déperdition électrique d'un corps éleclrisé à un 

 certain potentiel, au coiiimencement de re\|)éiience. Celte perte tle charge est me- 

 surée, (le préférence, par la chute du potentiel en méthode idiostatique, à l'aide 

 d'un électromèlre symétrique relatif, ou mieux encore, au point de vue pratique, à 

 l'aide d'un électroscope. 



Pour un électroscope à feuilles métalliques flexililes ou autre, de capacité inva- 

 riable, l'angle de divergence des feuilles dépend seulement du potentiel du système. 

 Ainsi qu'en mesurant ces angles « des feuilles, on a des valeurs relatives du potentiel, 

 et par conséquent, la charge étant 



M = CV, 



la perle de charge, pendant un temps dt, due à l'aclion des substances radioactives, 

 sera 



cm — CdW, 

 ou, en valeurs finies, 



M„-M,^C(Vo- V,). 



La méthode revient donc à mesurer les deux positions r/„ et r/, ou Kq — v-i. l'instiu- 

 ment ayant été étalonné au préalable avec des j)otenliels connus. 



Dans la mesure de ces différences (a,, — a,), il y a à considérer, d'une manière géné- 

 rale, deux causes d'erreur, assez iui|)ortantes, lorsque (o!„ — a,) est petit : d'abord 

 l'erreur de parallaxe, les divisions auxquelles on rapporte les angles des feuilles ne 

 se trouvant pas dans le même plan que celles-ci; la seconde cause d'erreur, et celle-là 

 plus importante, c'est que les feuilles, à cause de la difficulté de les suspendre bien 

 parallèlement ensemble, en divergeant, tournent sur elles-mêmes, de sorte que les 

 arêtes, mises au point une fois, ne se trouvent plus l'être après une nouvelle diver- 

 gence. 



C'est en cherchant à supprimer ces inconvénients, que les différents phy- 

 siciens qui ont eu à utiliser ces appareils y ont apporté diverses modifica- 



