7î)o 



ACADEMIE DES SCIENCES. 



De cette manière on peut connaître directement la perte de charge, on 

 Ton peut encore graduer l'appareil déterminant eu volts le déplacement 

 d'une division du tambour. La variation de capacité doit être faite de telle 

 manièi'e qu'il ncn résulte aucune modilication de position entre les diO'é- 

 rentes pièces métalliques et les feuilles mobiles de l'électroscope. 



Ce modèle m'a donné des résultats excellents, on peut le construire pour 

 des sensibilités déterminées; on peut ainsi avoir facilement ^J;,, et ,,',„ de volt. 



La iiyure ci-clcssous nous iiionlre l'aiipareil lui (m'ii se trouve cuiiilovr (') dans Ic^ 

 reclierclies de radioaclivité dans notre laljoratoii'e, a\ec le disperseur (■\ lliiilrique. 1-e 



Vin. 1. 



^i. 



système éleclrisé est supporte et isolé par un bouclion de diélectrinc, il est composé 

 tians sa partie inférieure d'une fouielie verticale formée de deux lames minces métal- 

 liques / distantes de 2™"' environ; sur le côté droit à lexlérieur se lr(juve collée une 

 feuille [d"or battu, dont les divergences sont mesurées avec un micioscope à micro- 

 mètre oculaire. Ce système électrométrique est abrité à l'intérieur d'une cage métal- 

 lique de forme cylindrique à axe liorizontal, avaiU une ouverture de 7"" de diamètre 

 et une profondeur de 8'='". 



Le point d insertion de la feuille d or se liouve un peu au-de=.sus du ceutic de la 



( ') Construit dans l'atelier du Laboratoire de Phvsique de l'Université de .lassy. 



