SÉANCE DU 2 NOVEMBRE 1908. 7yl 



section noiniale du cylindre, de manière que, pendant Pécartemenl de la feuille qui 

 se produit dans le plan de cetle section, raclion des parois de la cage métallique sur 

 la feuille soit la même; de plus l'arc de cercle S a pour but de compléter ce 

 réglage. 



Dans le pied de l'appareil se trouve cacliée une tiye métallique t beaucoup moins 

 large que les lames / en contact métallique avec la cage, qui se trouve être mise à la 

 terre; de l'extérieur, à l'aide d'une vis ou crémaillère R, on peut faire monter cetle 

 tige t et la faire pénétrer entre les deux lames l sans les toucher; c'est le système coin- 

 pcnsatenr. 



La tête de la vis est divisée en 100 parties égales. 



Pour certains angles d'écartement de la feuille correspondant aux divisions 3o-6o 

 du micromètre oculaire du microscope, une variation d'une division est compensée 

 par un tour complet de la vis, c'est-à-dire par les cent divisions du tambour et, comme 

 celte variation correspond à 2 volts, on a j^^ de volt. 



En ajjpréciant la moitié de la division sur le tambour de la vis, on avait, à l'aide 

 de ce moyen de compensation, des valeurs du potentiel de l'ordre de 0,01 de volt et 

 ainsi de suite on peut obtenir encore des valeurs plus petites. 



RADIOTÉLÉGRAPHIE. — Appareil pour la réceplion des sii^naiix horaires 

 radiolélégraphiques à bord des bâtiments. Noie de MM. C. Tissot el 

 Félix Pellin, présentée par M. Lippniann. 



Dans les expéiiences (jui ont, été exécutées |)ai' liin Je nous, en 

 décembre 1907, pour rechercher le degré d'approxiuiation qu'on pouvait 

 obtenir dans la déteruiination de l'état absolu d'un chronomètre, par l'ol)- 

 scrvation do signaux horaires radiotélégraphiques émis par le poste de la 

 Tour Eiffel, nous avons employé avec succès un modèle simplifié de récep- 

 teur électrolytique que nous avons présenté au Bureau des Longitudes dans 

 sa séance du 22 janvier kjoS. 



A la suite de ces expériences nous avons été amenés à apporter il ce modèle 

 quelques perfectionnemenls de détails susceptibles d'en rendre l'usage plus 

 commode pour les bâtiments de commerce. C'est ce modèle mis au point 

 que nous plaçons aujourd'hui sous les yeux de l'Académie. 



Une premiî're simplification résulte du fait qu'il s'agit (en l'espèce ) de 

 recevoir non toute une gamme de longueurs d'ondes différentes, mais des 

 ondes de longueur parfaitement déterminée et toujours la même (nous 

 avons supposé, en principe, que ce sont des ondes émises par la Tour Eiffel). 



Le dispositif d'accord a donc été simplement établi de manière ii per- 



