28 



ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Le diagramme ci-dessous, obtenu avec la première tension du fil, montre, 

 pour les 24 heures comprises dans la feuille des 8 et 9 juin derniers, les mou- 

 vements de la tour, amplifiés huit fois dans l'original et ramenés à deux fois 

 dans la reproduction qui en est faite ici. En regard, on a porte les tempé- 

 ratures enregistrées pour la même période sur la terrasse du Bureau 

 central météorologique, situé à quelques centaines de mètres de la tour. 

 On aura tous les éléments d'examen, en notant qu'une forte averse tomba 

 sur Paris le 8 juin à ig''- 



On est frappé, à l'inspection du diagramme, par la simultanéité presque 



8 10 12 



2 • 



9Ju,n 1912 



S fleuret 



parfaite de tous les mouvements; en particulier, la forte baisse de tempé- 

 rature qui s'est produite à 19'' affecte au même moment les deux 

 inscriptions. Toutefois, après le début de la chute, celle-ci est un peu plus 

 lente pour la tour que pour le tliermographe. Les plus fortes variations de 

 température ont provoqué des mouvements de 2^™ à 3"". 



En plusieurs points du diagramme de la tour, on remarque les brusques 

 crochets dus auvent; mais, même dans des journées beaucoup plus mouve- 

 mentées, la courbe de base apparaît avec une netteté parfaite. 



Dans certains jours de tempête, l'appareil, mis au déroulement rapide, 

 a enregistré avec fidélité la structure des coups de vent; il lésa montrés 

 plus intermittents que ne le font les anémomètres ordinaires. Par exemple, 

 dans la bourrasque du iG juin dernier, l'appareil s'est mis au repos pendant 

 de courts instants toutes les deux ou trois minutes. 



L'a[ipareil qui vient d'être décrit est donc à la fois un thermographe et 

 un anémographe à peu près indépendants. Si l'on voulait le faire servir 

 seulement comme anémographe, il conviendrait de le rendre indépendant 

 de la température. 



