SÉANCK DU l6 JUILLET I912. 2o3 



Deuxième mesure. — La mesure de Np, c'esl-à-diie de p el de N, exige quelques 

 précautions. Dans mon premier dispositif, M. Fénon produisait la pression N par 

 deux leviers parallèles appuyant sur deux portions d'un cylindre géométrique concen- 

 trique au couteau, et dont l'axe horizontal commun était porté par une glissière 

 susceptible d'une translation verticale et d'une translation horizontale, toutes deux 

 parnllèlt's au plan de la roue. 



Ce dispositif, commode pour la réalisation de grandes valeurs de N, a cependant un 

 inconvénient : un défaut de réglage non seulement indue sur la détermination de N, 

 mais encore produit un petit déplacement du point mort de la roue pendule, ce qui 

 oblige à n'emplover la foimule (1) que pour /( pair. 



Pour celle raison, dans un second dispositif je produis la pression N par un pen- 

 dule, chargé en équerre. dont le moment maximum de pesanteur produit ainsi une 

 détermination précise de N, cette pression peut d'ailleurs être produite soit sur le 

 pourtour, soit sur la joue de la roue; cette dernière disposition a l'avantage d'éviter 

 de tailler rond les matières soumises au frottement. 



Enfin, on dédouble la pression N qui s'exerce sensiblement aux extrémités d'un 

 même diamètre horizontal de la roue, de manière que les frottements agissent en un 

 couple sur la roue, ce qui est particulièrement avantageux. 



A cause de R =:; 1 ", les pressions N peuvent alors être réduites à quelques centaines 

 de grammes. 



Troisième m.estire. — Pour mesurer la réduction des amplitudes, deux méthodes : 



1° 1.,'enregistrement photographique des vibrations ; 



2" L'inscription d'une vibration. 



Je n'ai pas encore terminé la construction du dispositif réalisant la première mé- 

 thode mais voici le dispositif très simple fondé sur la seconde méthode et 'qui sulfit 

 jusqu'à une précision du jôVô- 



La plate-forme d'un microscope débarrassé de sa lunette est placée, parallèlement au 

 plan de la roue, vers l'extrémité d'un diamètre horizontal de celle-ci; la vis micro- 

 niétrique principale est verticale, la plate-forme du microscope porte une plaque de 

 verre légèrement noircie; sur elle se fera l'inscription de la vibration pourvu qu'on 

 ait soin de mouvoir légèrement la vis secondaire de la plate-forme du microscope. 



Après inscription, on reporte le corps du microscope vers sa lunette et l'on efifeclu^ 

 les mesures. 



Enfin, si l'on veut tenir compte du mode d'action véritable du poids de 

 la roue pendule aux petites amplitudes, la méthode de la variation des con- 

 stantes introduit dans l'équation ( i ) un terme en ;/^ dont le coefficient est 

 facile à calculer. 



Ceci exige, n étant pair ou impair, qu'une ligne de foi soit tracée sur le 

 verre noirci, pour y repérer la position du point mort de la roue !pendule. 



