282 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



développement convenables, d'obtenir à volonté unposin/ouun négoti/au 

 moyen de plaques préparées de la même façon et soumises à l'action de la 

 lumière dans des conditions identiques. 



CHIMIE MINÉRALE. — Sur la conslruclion (l'un toximèlre à gaz oxyde 

 (le carbone. Note de M. A. (Juasco, présentée par M. Henry Le Cha- 

 telier. 



La détermination d'une quantité quelconque de gaz répandu dans l'air 

 s'effectue rigoureusement par l'analyse chimique, procédé de laboratoire. 



Mais les résultats sont moins rij^ouieux si Ton utilise les appareils indicateurs 

 actuels destinés à déceler rapidement la présence dans l'air de l'oxyde de carbone, par 

 exemple. 



Paimi ces derniers, celui de MM. A. Lévy et Pécoul, basé sur la léduction de l'acide 

 iodique anhydre, procédé indiqué par MM. les professeurs Dilte et Gautier, bien qu'il 

 accuse la présence de très faibles quantités d'oxyde de carbone, est sensible en même 

 temps il d'autres gaz et vapeurs qui réduisent aussi l'acide ludique. 



Un autre appareil révélateur et avertisseur, de haute précision, la balance tle 

 MM. Auger et f^escheux, établie sur le principe d'Archimède, donne bien des indica- 

 tions en présence de gaz légers quelconques, tel l'hydrogène ou le méthane, mais il 

 n'en est plus ainsi lorsqu'il s'agit de l'oxyde de carbone, par exemple, lie densité 

 presque égale à celle de l'air. 



Dans un autre ordre d'idées, M. Racine a présenté un appareil qui utilise la pro- 

 priété classique que possède le platine, sous la forme de mousse ou de noir de platine, 

 d'absorber les gaz à fioid, particulièrement l'oxyde de carbone, en dégageant de la 

 chaleur, pour enflammer vers 120° une bande de fulmicoton permettant, pai- la 

 rupture d'un fil, le déclenchement d'une sonnerie d'appel {Comptes rendus, g jan- 

 vier 1905). 



Depuis cette époque, et à ma connaissance, aucun travail complémentaire n'a paru 



'sur les conditions d'absorption des gaz par le platine, sur les quantités de chaleur 



dégagée dans leur transformation et sur l'élévation corres|)ondanle de la température, 



données qui seules pouvaient permettre l'élablissemenl d'un appareil sensible à de 



très faibles proportions d'un mélange gazeux. 



Dès iH8(), (leu\ constructeurs anglais, MM. .lames Pitkin cl Thomas 

 Nihlctt, eurent l'idée de mesurer les températures en plaçant côte à côte 

 deux thermomèlrcs dont un seul était platiné. L'élévation de la tempé- 

 rature du thermomètre platiné en présence d'tui gaz combustible devait 

 s'accuser jjar comparaison avec le tliermomèlie ordinaire. 



^ais, ici encore, ces différences étaient insuffisamment appréciables pour 

 accuser la présence de faibles doses de gaz combustible. V,r\ effet : 



