5,l8 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Aiijoiiiiriiui, les mesures soiil iiiii(|iu'ii)ent des mesures rrlatit'es : on prend un pen- 

 dule inviiiinl)ie donl on compare, aux divers lieux, la durée d'oscillalion à celle du 

 balancier d'une horloge astronomique qu'on règle avec soin, à cliacjue station, sur 

 la période du uiouveiuenl diurne des étoiles, l.a méthode consiste donc à régler une 

 liorloge sidérale à l'aide d'un instrument des passages et, ceci fait, de com|)arer à son 

 mouvement celui du pendule invariable. Celle comparaison sefait,soii parla méthode 

 des coïncidences, soit par celle des phases, suivant le mode opératoire imaginé par le 

 général von Sterneck. 



M. Lippmaiin a indiqué un moyen d'entretenir sans le troubler le mouvement d'un 

 pendule : il suffit que la force d'entielien agisse penilaul un temps très court au 

 moiiienl précis du passage dans la verticale. Des études, poursuivies au Laboratoire 

 de la Soibiinne par M. Guillel, ont montré que l'enlrelien, dans ces conditions, 

 n'apporlail elleclivement aucune perluibation à la durée de l'oscillatidn pendulaire. 



Dès lors, le problème de ia mesure de g revient à celui-ci : mesurer en 

 deux points du globe, les durées qu'y ont les oscillations d'un même pen- 

 dule, de dimensions invariables, ces durées étant comparées à celle du 

 mouvement diurne. 



Dans ces conditions, étant donné (jue le pendule à étudier est entrelenu 

 électriquement, il m'a semblé inutile de faire intervenir (^/r«.r pendules: celui 

 qu'on étudie el celui de l'borloge. Un seul peut et doit suffire. Cela revient 

 à reprendre la méthode de Richer, en la faisant bénéficier du progrès *de 

 l'expérimentation moderne. 



Le contact bref qui, à chaque oscillation, donne la force d'entretien, 

 agit aussi sur un relais. A l'aide de ce relais, on peut : i° actionner une 

 minuterie qui totalise sur un cadran horaire ordinaire les heures, minutes, 

 secondes, pendant lesquelles a lieu le mouvement du pendule ; 2° actionner 

 une plume qui inscrit sur la bande de papier d'un chronographe une 

 encoche à chaque oscillation. 



La disposition générale est alors la suivante : 



Le pendule entretenu électriquement oscille sur un support réglable. La 

 tige de l'instrument est en acier invar et une cage qui le recouvre permet de 

 le faire osciller à température et humidité constantes. Llne petite pile iVun 

 seul élément, au mercure, suffit à assurer l'entretien pendant plusieurs 

 années : on est ainsi certain de la constance de l'amplitude. L'action de la 

 force d'entretien se fait par l'attraction d'un solénoïde creux sur un aimant 

 suspendu au pendule el qui y pénètre à chaque oscillation. Le circuit n'est 

 fermé qu'au moment précis du passage dans la verticale. 



La fermeture du circuit, à l'aide d'un relais, actionne la minuterie d'un 

 cadran compteur et la plume n" ){ d'un chronographe à bande et h trois 



