75o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



CHIMIE INDUSTRIELLE. — Jaugeage de cours (Veau par V analyse chimique . 

 Noie de M. Th. Sculiesi.xg père. 



Dans les Co7?2/j/eire«c?a5 du deuxième semestre de l'année i8G3, j'ai publié 

 un procédé de jaugeage des fluides fondé sur l'analyse chimique, qui peut 

 être résumé dans les termes suivants : Dans un fluide s'écoulant dans un 

 canal, à raison d'un volume V par seconde, on verse un second fluide, à 

 raison d'un volume v par seconde, miscible au [)remier et contenant, par 

 unité de volume, une quantité T d'un corps chimiquement dosable avec 

 précision : dans le mélange, on dose ce même corps, et l'on en trouve une 

 quantité t par unité de volume. La quantité rT de ce corps versée en une 

 seconde dans le courant du fluide, se retrouve entière dans le mélange 



formé, et l'on a l'T = ( V + r)/, d'où V ^ (> ( i ]• On voit que la déter- 



mination de V dépend de deux autres : celle de v, à laquelle on peut donner 



T 



i 



T 

 une extrême précision, et celle du rapport —i non moins précis, si le corps 



auxiliaire a été bien choisi. 



Je ne sais si cette méthode a reçu quelque pari une application indus- 

 trielle; il est probable qu'elle a été laissée de côté, puis oubliée, faute de 

 renseignements pratiques sur son emploi en divers cas. 



L'ayant mise à contribution dernièrement pour mesurer l'eau de mer 

 introduite dans une saline au moyen de vis d'Archimède, je vais dire 

 comment j"ai opéré, dans la pensée de rendre peut-être service aux ingé- 

 nieurs désireux de connaître exactement les débits des cours d'eau auxquels 

 ils empruntent leur force motrice. 



J'avais à élever l'eau à i"',2o au-dessus du niveau moyen de la mer. 

 C'était trop pour une seule vis, bien que son enveloppe eûl 4'" fie long sur 

 o'",8o de diamètre intérieur. J'en ai placé deux pareilles à la suite l'une de 

 l'autre, élevant chacune l'eau à une hauteur de ()"',Go. Un bassin recevait 

 l'eau de la première et alimentait la deuxième. Le niveau de Feau y était 

 constant; par suite la deuxième vis avait, par tour, un débit invariable. 



J'omets tout détail sur l'installation de ces vis, pour en venir sans relard 

 à mon sujet. 



Dans l'application de la méthode, l'opérateur dispose du volume v; mais 

 il convient évidemment de le grandir d'autant plus que le volume V est 

 lui-même plus considérable; il y a aussi un choix à faire, selon sa grandeur. 



