SÉANCE DU l8 NOVEMBRE 1912. IO09 



dû aux courants induits par les déplacements des aiguilles est toujours 

 insuffisant et force à recourir à un amortissement auxiliaire. 



!1 m'a semblé que, si Ton parvenait à augmenter l'amortissement propre 

 du galvanomètre, en l'amenant à sa valeur critique, on augmenterait égale- 



i-ig. .. 



ment la sensibilité ou, en d'autres termes, on diminuerait la dépeose élec- 

 trique nécessaire pour obtenir l'unité de déviation angulaire. 



Dans lous les galvanomètres actuels à aimant mobile, le fil de la bobine entoure les 

 deux pôles de l'aimant, de sorte que la spire intérieure doit avoir au moins comme 

 diamètre la longueur du barreau. 



Il n'en est plus de même si l'un des pôles seulement est soumis à l'action de la 

 bobine. 



Dans ce cas, on comprend facilement que, pour un déplacement donné du pôle, la 



Kig. 2. 



variation de l'angle solide, sous-tendu par le pourtour du feuillet magnétique, est 

 d'autant plus grande que ce feuillet est de plus petit diamètre. 



Il en résulte deux avantages immédiats : 1° augmentation de la force contre-électro- 

 motrice due au déplacement de ce pôle; 2° diminution de résistance de la spire consi- 

 dérée. 



Ces deux causes font que, mise en court circuit, la bobine se trouve parcourue, 

 pendant le déplacement de l'aimant, par des courants assez intenses pour produire un 

 amortissement important. 



C. R.; 1911', 2' Semestre. (T. 155, N' 21.); 1^4 



