Io8o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



sensiblement l'erreur de calibrage en immergeant, après avoir retiré A, un étalon de 

 volume V, voisin de celui de A. l^es volumes A et V sont entre eux comme les dépla- 

 cements de la bulle. On peut faire cette mesure à moins d'un millimètre cube. Le 

 micromanomètre se prête aussi à la mesure de la densité d'un gaz industriel : gaz de 

 l'éclairage, gaz carbonique, gaz sulfureux, etc. On relie l'un des réservoirs à un Uibe 

 vertical convenablement disposé, qu'on remplit d'abord du gaz, puis d'hydrogène; la 

 mesure revient à comparer deux longueurs : elle n'exige que quelques minutes. 



Le micromanomètre se transforme en balance apériodique, en disposant dans l'un 

 des réservoirs, allongé à cet effet, un flotteur à plateau. 



Le déplacement de la bulle est proportionnel à la surcharge. On obtient facilement 

 le centigramme en prenant les précautions indiquées dans la mesure d'un volume. 



Cette balance se prête au montage d'électromètres Lippmann ou Abraham et 

 Lemoine. On la transforme aussi en un appareil servant à la mesure d'une constante 

 diélectrique de solides. 



On a l'avantage de Vapériodicité et de Vcqulllbre stable. On appliquera des 

 méthodes de zéro pour éviter les efl'ets de capillarité; la bulle servira de rej)ère. 



En réstiiné le micromanomètre permet d'entreprendre des recherches 

 d'ordre scientifique et industriel ; il peut aussi rendre beaucoup de services 

 à l'enseignement. 



PHYSIQUE. — Le coefficient critique et le poids moléculaire des corps au point 

 critique. Note de M. A. Boutaric, présentée par M. E. Bouty. 



I. Considérons une masse d'une substance égale à sa masse molécu- 

 laire M. A la température critique cette masse occupe un certain volume cp 

 (volume critique). A la température d'ébuUition normale le volume, à l'état 



liquide, est v^ -^■> d représentant la masse spécifique du liquide à la tem- 

 pérature d'ébuUition. 



Or les recherches^ de Guldberg (') ont établi que, pour les substances 

 les plus diverses, la température absolue d'ébuUition est environ les f de 

 la température critique absolue. Les températures d'ébuUition étant, pour 

 toutes les substances, des températures correspondantes, les volumes 

 liquides, à la température d'ébuUition, doivent aussi être correspondants. 

 Pour toutes les substances on doit avoir 



(' 



- := const. 



(') Zeitsclir. physili. Chein., t. V, 1880, p. 874. 



