1238 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



et fournit, dans cette région, une dispersion deo""",7 environ parangstrôm. La finesse 

 des raies était limitée par leur nature physique et non par le pouvoir séparateur du 

 spectrographe. La source lumineuse était une étincelle éclatant entre des liges de 

 zinc, dans un champ assez homogène : elle était fournie par la décharge d'une capa- 

 cité de ~ el -^ de microfarad, à travers une bobine de o,ooiq henry et de 29 ohms. 

 Il était nécessaire de donner à l'étincelle une longueur supérieure à o"'"',5 et de 

 charger le condensateur de façon à entendre des décharges nettement distinctes. 



Le calcul des clichés présente une difficulté spéciale à cause de la variation de la 

 dispersion donnée par des prismes : on a opéré par comparaison avec le spectre 

 du fer, photographié chaque fois sur la même plaque, par un procédé que je décrirai 

 dans une publication plus étendue. Le spectre du fer a été mesuré avec grand 

 soin sur une belle photographie que M. Buisson a bien voulu nie prêter, à l'aide 

 de la machine à diviser très piécise de Wolfer ('), que celui-ci a obligeamment 

 mise à ma disposition. Les mesures ont été faites dans des régions difiérenles de la 

 placiue, où la dispersion a des valeurs différentes, et ont donné des résultats bien 

 concordants. Ne considérant que l'écart des composantes extrêmes, j'ai obtenu, 

 pour T^, les valeurs suivantes : 



A = 4680. * À = 4722. X = 4810. 



5,4999 3,.T02I 5,0067 



5,4999 » 5,4987 



5 , 50098 . . » » 



5,4977 " » 



Champ inagnéti'jue. — Il a été obtenu dans un électro-aimanl du dernier modèle 

 construit par P. Weiss; le bobinage est fait avec du tube de cuivre isolé, où une circu- 

 lation d'eau maintient la température constante et permet d'avoir un champ invariable 

 aussi longtemps qu'on le désire. Il valait 29,898 g; il a été mesuré au galvanomètre 

 balistique par comparaison avec un champ étalon de ai ,447 g mesuré au millième près 

 par Foëx et Piccard. 



Vérl/îailion de la loi de Preston. — Disposant également diin grand 

 speclrogiaplic de quartz, construit aussi par .]obin sur les données de 

 P. Weiss, j'ai pu répéter les mêmes mesures sur les raies ultraviolettes 3o36 

 et 3oi8 du groupe suivant de la même série. Il est plus dit'lîcile de les 

 obtenir fines. Un ne peut réduire la capacité sans perdre trop de lumière: 

 avec une bobine de o, i5 henry et de 3,8 ohms, je les ai eues assez fines 

 pour se prêter à une bonne mesure. Les valeurs des longueurs d'onde des 

 raies du ter ont été prises dans la Table de Kayser (^), mais j"ai dû y 

 apporter quelques corrections au voisinage de X = 3o36, par des mesures 



(') Wolfer, Zeilschrifl fiir Inslruinenleiikundc. octobre 1907. 

 (^) Kayser, Ann. der Pliys., t, 111, 1900, p. lyô. 



