I24o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



Pour faire celte mesure, nous avons employé une méthode analogue à 

 celle de Melloni : une lame de platine L de o""",o'3 d'épaisseur, recouverte 

 par électrolvse de noir de platine ( ') sur ses deux faces, a été disposée 

 devant un four électrique F. 



Un télescope pyrométrique Féry, relié au galvanomètre du même 

 auteur( - ), permettait de mesurer, d'une façon très précise, le flux rayonné 

 par la lame sur sa face antérieure ou postérieure, en amenant le télescope 

 de la position A à la position P. Cet appareil était monté à l'extrémité d'un 

 tube pivotant en O, la commande se faisant mécaniquement à distance. 



ilihHhh 



Û. 



iJcux taquets limitaient le mouvement eu assurant l'égalité des angles d'in- 

 cidence (48" sur les deux faces). 



Nous avons trouvé ainsi, pour le coefficicnl d'absorption du noir de 

 platine, la valeur 0,82, moyenne de nos mesures efTectuées entre 1230° et 

 1432" absolus. 



Ces résultats montrent (pje le noir de platine n'est [)as su[)érieur au noir 

 de fuuiée pour les mesures absolues du rayonnement. 



La température de la lame était supérieure de i '5° à celle du milieu 

 ambiant. 



v^e flispositif se prête tiès facilement à une nouvelle détermination de 

 l'iuqiortaut eoeflicient a de la loi de Sléfan et, par suite, de a = r.a. 



Si nous faisous, en effet, passer un courant éleclii(|ue dans la lame, le 

 four ne fonclioiinaul pas, nous constaterons d'aliord (pie la leuqjéralure de 

 la lame est la même sur les deux faces. Ceci est une garantie de la symétrie 

 ilu noircissage. 



De plus, si l'on eotistiult la courlje des déviations donn(''es par le téles- 

 cope (éuei'gie rayonnée par la lame) en fonction de la puissance électritpie 



(') Procédé Kurlbauiii {4/ui. der Physik. t. LXV. 11" 8, 1898). 

 (-) Coniples rendus, p. iodS de ce N'iluiiie. 



