124'i ACADÉMIE DES SCIENCES. 



ÉLECTRICITÉ. — Méthode de mesure des très grandes résistances. 

 Note (') (le M. TovRxiEn, présentée par M. A. Haller. 



1. La métliodc du pont de Wheatstone manque de sensibilité lorsqu'on 

 veut l'appliquer à la mesure des grandes résistances. 



2. Pour les résistances élcctrolyliques mesurées au pont de Kohlrauscli, 

 à ce premier inconvénient s'adjoint celui que les réactances des bobines 

 rendent l'extinction du son très difficilement observable. 



3. Dans ce cas, et pour des résistances allant jusqu'au mégolim, il a été 

 employé une métliode électrométrique dont voici le principe : 



l^a déviation a d'un électromètre à quadrants est de la forme 



s! = K[(V„-V,)"--(V,-V„)^], 



^^0) ^u ^^-2 sont les potentiels respectifs de l'aiguille et de chacune des 

 paires de quadrants. 



Si l'on monte en tension deux résistances R et x traversées par un cou- 

 rant i, et si l'on réunit les deux paires de quadrants respectivement aux 

 deux extrémités non communes de R et x et l'aiguille au point de jonction 

 de R et x., les diflerences de potentiel V„ — V, et V^ — V„ seront respecti- 

 vement 



L'appareil restera donc au zéro si ar = R. dette relation subsiste en cou- 

 rant alternatif, ce qui permet d'employer la méthode à la mesure des résis- 

 tances électrolytiques. 



4. Pratiquement, la mesure des résistances très grandes est impossible 

 par cette méthode, car les résistances étalonnées R sont rarement supé- 

 rieures an mégohm. 



La modilication représentée par le schéma ci-contre lève la difficulté. 

 En appliquant les lemmes de Kirchhoif, on trouve 



y _ y _ J |i( ''l + ''-2 ) + '■.( ''l +- -^ ) 



V,— V, 



li + r, + r 



K + /•., + .1 



{') Prêsenlée ilans la séance du n déceinlue lyii. 



