l46o ACADÉMIE DES SCIENCES. 



même phase de l'oscillation el que, quand bien même le balancier passerait 

 par sa position à des intervalles de temps parfaitement égaux, les échappe- 

 ments et les bruits des battements se produiraient avec des retards irrégu- 

 liers. Mieux vaut donc opérer directement sur le balancier, en visant son 

 passage par la position d'équilibre. 



2" Réception des signaux de la tour Eiffel. — L'observateur se propose de 

 mesurer le retard de ces signaux sur les battements de la pendule. Il met à 

 l'heure le contact a sur sa pendule, le contact ^ sur les signaux rythmés de 

 la tour Eiffel. L'angle aO[5 mesure la fraction de seconde qu'on désire con- 

 naître. 



3° Émission des signaux horaires. — Une des horloges de l'Observatoire 

 émet périodiquement un signal qui déclenche l'onde hertzienne en passant 

 par plusieurs intermédiaires. 



Il y a lieu de tenir compte d'abord de la correction p qu'il faut faire subir 

 à l'indication de l'horloge pour avoir l'heure de Paris, correction calculée 

 à l'Observatoire. Il faut, en outre, tenir compte de la somme <t des retards 

 qui se produisent dans les relais et autres organes interposés entre l'horloge 

 et l'antenne, somme qu'on mesure par des expériences spéciales. Telle est 

 du moins la méthode qu'on applique actuellement. 



Avec l'appareil tournant décrit plus haut, on opérerait de la manière sui- 

 vante : l'opérateur met le contact a à l'heure sur l'horloge de l'Observatoire ; 

 un second contact a' est maintenu à une distance angulaire du premier 

 égale à p, de sorte que les sons donnés au téléphone par a' coïncident avec 

 la seconde exacte de l'heure de Paris. Enfin, l'observateur dispose d'un 

 contact ^ qui déclenche les ondes hertziennes à travers les intermédiaires 

 habituels; il déplace à l'aide d'une manette le contact ^ jusqu'à ce que 

 les signaux émis par la tour Eiffel, qu'il entend au téléphone, coïncident 

 exactement pour l'oreille avec les secondes marquées para'. Dès lors, grâce 

 au réglage de a', qui donne la seconde exacte, grâce au réglage de (3, qui 

 met la tour Eiffel à l'heure sur a', les corrections p et a- sont faites par l'ap- 

 pareil lui-même, et les ondes hertziennes partent à l'heure exacte de Paris. 



En résumé, dans l'appareil tournant décrit plus haut, cha(pie point du 

 bras électrisé décrit une circonférence qui est un axe du temps parcouru 

 d'une manière continue; et, en vertu de cette continuité, l'appareil sert à 

 mesurer des intervalles de temps comme un rapporteur sert à mesurer des 

 angles. 



