SÉANCE DU l6 JANVIER 1911. l33 



ployer un appareil que M. Brlllouiii (' ) a imaginé et fait conslruiie dans un but 

 (liiiërent (pour la mesure, avec un nppitreW porta/if, de très petites déviations angu- 

 gulaires d'un équipage suspendu à un fil). Mais on piendra des spaths plus épais pour 

 avoir entre les deux faisceaux un écart suffisant; on remplacera la lumière blanche 

 (puisqu'il ne s'agit plus d'observations à faire en campagne) par un faisceau sensible- 

 ment monocliromalique; enfin, au compensateur de Babinet, on substituera un bon 

 analyseur à pénombres (de Brace ou de Chauvin). 



Une deuxième solution consiste à luodifier légèrement l'interféromètre deMichelson : 

 la surface de l'un des deux miroirs argentés, sur laquelle on mettra au point, sera 

 formée de deux parties «j,, ni2 parallèles, mais très lé,^'èremeni en reliait, d'une 

 quantité £. l'une par rapport à l'autre. On arrivera, par exemple, à ce résultat en 

 attaquant soit l'argenture du miroir, jirise suffisamment épaisse, soit le verre lui- 

 même [expériences de lord Rayleigh {''-) sur l'action de l'acide lluorhydrique]. 



L'appareil avant été réglé (par l'élargissement progressif des franges localisées) de 

 façon que l'image de l'autre miroir ( plan de référence) soit parallèle à /»,, m-,, on pourra, 

 par le jeu du compensateur, éteindre (si les deux faisceaux ont bien la même intensité) 

 successivement les deux moitiés Wj, m, du champ. Entre ces deux positions extrêmes 

 se trouvera une position donnant l'égalité des pénombres, position qui sera déterminée 

 avec une grande précision, comme le montre un calcul très simple, si la va'eur de î 

 peut être prise assez petite. 



Ici encore, les remarques faites à propos des mesures polarimélriqiies 

 resteront valables : il faudra éviler aillant (pie possible toute luimèic para- 

 site (dilTiisée ou réfléchie). I>a difficulté la plus sérieuse réside dans le tra- 

 vail des surfaces : il ne faut pas pourtant se l'exagérer, des portions assez 

 petites peuvent en efTel être utilisées. D'ailleurs, oti ne doit pas l'oublier, à 

 tout progrès des appareils iuterférentiels correspond un progrès possible 

 dans l'exécution des surfaces optiques. 



PHYSIQUE. — Résistance au mouvement dans un fluide de petits corps 

 non sphériques. Note de M. Jacques Boselli, présentée par M. J. VioUe. 



On sait que d'après Stokcs une sphère de rayon R animée d'une vitesse 

 uniforme (vdans un liquide de viscosité y] éprouve une résistance ayant pour 



(') M. Brilloui.v, Mesure des très petits angles de rotation [Conifjtcs rcndas. 

 t. 137, 1908, p. 786); Mémoire sur Vcllipticilé du géoïde dans le tunnel du Sini- 

 plon {Savants étrangers, t. XXXIII, 11° 3). — En réglant convenablement l'écart des 

 repères entourant la frange, M. Brillouin, même avec une source peu intense, atteint 



■àâ Je frange. 



('■') L. Ravi.kigii, Phil. Mag., t. \V, 1908. p. 5.")^. 



C. R., igti, 1" Semestre. (T. 15:, iN" 3.) 18 



