SÉANCE UU 27 FÉVRIER 1911. 5l5 



du cadre récepteur et lui donne, à notre gré, par le réglage de la self, tel degré de 

 stabilité que nous désirons ('). 



Remarquons encore que, les équations étant linéaires, les déplacements du récepteur 

 sont proportionnels à ceux du transmetteur et que le rapport d'amplification est 

 indépendant du voltage du réseau. Il est indépendant aussi dans une très large mesure 

 des variations de la fréquence. 



Les relais du genre de celui (jiii vieni d'être indiqué paraissent pouvoir 

 rendre quelques services. Je nie contenterai de signaler leur application 

 possible pour commander électriquement un robuste enregistreur à plume 

 au moyen d'un appareil délicat quelconque dont on n'aurait pu inscrire di- 

 rectement les déplacements que par un procédé photographique. 



(^es prévisions théoriques ont été contrôlées par l'expérience. Les essais 

 ont été faits dans les ateliers de M. Carpentier, à qui je tiens à exprimer tous 

 mes remerciments pour son aimable collaboration et pour les précieux 

 concours dont j'ai pu disposer chez lui à cette occasion. 



ÉLECTRICITÉ. — Siif ht mesure des longueurs d'ondes hertziennes. 

 Note de AL Fehrië, présentée par M. P. Villard. 



Pour mesurer les longueurs d'ondes hertziennes employées en T. S. F., 

 nous avons indiqué tout d'abord (( omples rendus, 25 mai 1903) un procédé 

 applicable aux courtes longueurs d'onde et consistant à mettre en dérivation 

 sur l'antenne un fil horizontal dont on fait varier progressivement la 

 longueur. Un ampèremètre therniicpie, placé à l'origine du fil, inditjue 

 alors que le courant passe par une série de maxima successifs qui corres- 

 pondent à autant de résonances. La longueur de fil qu'il faut ajouter pour 

 passer d'un maximum au suivant est précisément égale à la demi-longueur 

 d'onde cherchée. 



Nous avons ensuite créé un type à'ondemélre, formé d'un circuit contenant 

 une self à variations fractionnées, un condensateur variable et un ampère- 

 mètre thermique. Le mode d'emploi de cet appareil et des instruments 



(') Un cadre galvanoniélrique eiilièremeiit libie. dépourv u de tout ressort élastique 

 et placé dans un champ niagnéti((ue alternatif, est donc rappelé vers le zéro par un 

 couple dont on est maître. Gela constitue un appareil susceptible d'assez nombreuses 

 applications, .\ussi bien que les appareils à deux cadies. il peut servir d'olimmètre, de 

 fréquencemètre, etc. Très robuste et d'une grande sensibilité, il a encore la propriété 

 précieuse de donner des indications indépendantes des variations de voltage du réseau 

 qui l'alimente. 



