5l6 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



similaires est bien connu. La graduation en est faite, soit empiriquement, 

 soit par le calcul. 



Pour éviter l'emploi d'un condensateur à variation continue, dont la 

 construction est délicate et la graduation incertaine, nous avons égale- 

 ment imaginé un modèle d'appareil dans lequel la capacité est fixe, ou à 

 variation fractionnée, tandis que la self peut varier d'une manière continue 

 par couplage variable avec un anneau de cuivre constituant un circuit 

 secondaire fermé sur lui-même. 



Enfin, pour éviter d'avoir à faire une manœuvre quelconque de self ou 

 de capacité variables, nous avons établi un autre type à' ondemètre ^ utilisant 

 le principe des appareils à deux aiguilles {Comptes rendus, lo janvier 1910), 

 et qui donne la longueur d'onde d'un circuit oscillant par l'observation du 

 point de croisement des deux aiguilles par rapport à un abaque tracé sur le 

 cadran. 



Quel que soit le modèle à'ondernèlre^ le plus difficile est de le graduer 

 correctement. On opère généralement par comparaison avec un circuit de 

 forme géométrique simple, et contenant un condensateur réglable gradué. 

 Cette méthode ne parait pas donner une sécurité complète en raison des dif- 

 ficultés de mesure des faibles capacités, et de l'incertitude de la correction 

 à faire pour le cas de courants de haute fréquence. 



Le procédé ci-après semble devoir donner une précision plus grande, car 

 il exige seulement le calcid des self-inductions de circuits de forme géomé- 

 trique régulière et simple, et la mesure de résistances ohmiques, auxquelles 

 il est aisé d'apporter la correction due au skin-effcct. 



Considérons deux cadres rectangulaires, parfaitement syniétriqnes l'un 

 par rapport à l'autre et disposés de telle sorte qu'un certain plan contienne 

 un côté de chacun d'eux. L'un des cadres a de grandes dimensions; déplus, 

 il est constitué par du fil de cuivre de très faible résistance; l'autre cadre a 

 des dimensions aussi réduites que possible et une très grande résistance 

 ohmique. Dans chacun dos cadres et sur les côtés situés dans le plan dont 

 il est question plus haut, est intercalé un ampèremètre thermique dont les 

 bornes sont directement fixées aux extrémités du fil dilatable, celui-ci étant 

 exactement placé dans l'alignement du côté du cadre dans lequel il est 

 intercalé, afin de conserver au circuit sa forme géométrique simple. Tous 

 les fils (thermiques et côtés des cadres) ont le même diamètre. 



Les deux cadres sont montés en parallèle, les points de jonction étant très 

 voisins l'un de l'autre, près des ampèremètres thermiques. Ces points sont 

 reliés à deux longs conducteurs, câblés ensemble pour éviter qu'il n'agissent 



