SÉANCE DU 1-j FÉVRIER ipil. 5l7 



sur les cadres, et réunis d'autre part aux extrémités d'un enroulement 

 de 2 ou 3 spires, placé à une grande distance, et qu'on fait traverser par 

 un flux oscillant. 



Chacun des cadres est alors parcouru par un courant dont on peut 

 mesurer exactement l'intensité efficace au moyen des ampèremètres ther- 

 mi([ues. Si le flux oscillant n'est pas entretenu^ il est nécessaire de produire 

 un grand nombre d'étincelles à la seconde pour éviter l'influence des diffé- 

 rences de lancer et d'amortissement des deux aiguilles. 



Soient E la force électronioliice efficace existant entre les points communs aux deux 

 cadres; Ij, Ij les intensités dans les deux circuits ; L,, Lj les self-inductions de ceux-ci ; 

 R,, Rj leurs résistances totales corrigées; w la pulsation inconnue. Si l'on est en situation 

 de pouvoir appliquer les lois des courants sinusoïdaux, on a 



\l=- Il \^l\\ -h Lj w-, 



E = l,v'R3-l-^w^ 



d'où 



_ U;U-Kîi; 



Nous avons effectué des mesures avec un dispositif de ce génie dont les cadres 

 avaient les dimensions suivantes : 



Premier cadre : côtés de ioo"",2 et 107"", o; fil de cuivre de o'''",o4. 

 Deuxième cadre : côtés de 20"'", 8 et 93''™,o; fil de maillechort deo"°,o4. 



I^es résistances mesurées étaient de 0,971 ohm pour le preniiei' cadre et 12, 5a ohms 

 pour le second. Les corrections à faire pour tenir compte du slun-effect sont négli- 

 geaijles pour les fréquences de 100000 à 200000. 



La self calculée pour le premier cadre était de 6,446 X lo"" lienry ei celle du 

 deuxième de 3,o49 X lO"*^ lienrv. 



Dans un cas particulier, par exemple, où un ciicuil oscillant était excité par des 

 étincelles courtes et très fréquentes, les aiguilles des ampèremètres étant à peu près 

 au milieu de la graduation, on a trouvé, p;ir plusieurs mesures, pour la longueur 

 d'onde de ce circuit, des valeurs qui étaient comprises entre ig.îo'" et 1980™. 



l^es deux ampèremètres peuvent être remplacés par un appareil unique à deux 

 aiguilles. Le tracé des courbes se fait alors de la manière suivante : 



l'our une pulsation donnée w on détermina les résist.inces apparentes 0, et o, des 

 deux cadres pris isolément. 



On les soumet ensuite à des forces électromotrices continues égales entre elles, et 

 l'on ajoute les résistances nécessaires pour reproduire o, et p,. 11 suffit alors de faire 

 varier la valeur commune de ces forces électromotrices pour que le point de croise- 

 ment des deux aiguilles décrive la courbe qui correspond à la valeur donnée de '•<. 

 On procède de même pour les autres pulsations. 



Un ondemètre ainsi constitué peut servir d'étalon secondaire pour la 

 graduation d'ondemèlres de Ions systèmes. 



