092 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



II. Le nouveau récepteur a toujours la forme d'une cavité co- 

 nique K {Jig. i) dont nous croyons avoir indiqué suflisaninienl les pro- 

 priétés et les avantages. 



Ce cône est recouvert d'un enroulement en nianganine pour l'étalonnage 

 en watts, et il est baigné par l'alcool renfermé dans une grosse sphère D 

 formant la masse d'une sorte de thernio-calorimètre. 



La lecture de l'ascension se fait au moyen d'une lunelle, o""", i ropré- 

 çenlant une variation de température de o^jOûo"). 



T.'ëlaloiiiiage a été obtenu en faisant passer le courant (-leotriiiue pendant lo minutes 

 dans le fil résistant pour cliaque puissance. L'obser\ation de la variation du niveau, 

 10 minutes avant et lo minutes après le passage du courant, permet de faire la correc- 

 tion habituelle employée en calorimétrie. 



Cet étalonnage a fourni une droile rigoureuse de Tascensinn corrigée en foni?ii(iii 

 des watts. 



L'installation de l'expérience pour la mesure de l'énergie radiante comprend un four 

 électrique renfermant une moutle en fei' portée au voisinage du point de fusion de 

 l'or et dont l'ouverture est limitée par un écran parcouru par un courant d'eau. Cette 

 ouverture constitue la surface rayonnante. r>es écrans intermédiaires en liège recou- 

 verts de papier d'étain permettaient de soustraire le récepteur au rayonnement du four 

 en le faisant glisser latéralement. Les durées de réception et de correclion étaient de 

 lo minutes, comme |iour l'étalonnage. 



La série définitive comprend ■if\ déterminations très concordantes dont la 

 moyenne fournit pour « la valeur 3,o-3 et pour o-^ -ra, G,5i. 



Le repérage de la température a été obtenu avec un pyromètre Féry éta- 

 lonné au point de fusion de l'or (provenance Kahlbaum^. Toutes les mesures 

 ont été faites entre i3oo° et i/|Oo° absolus, par conséquent tout à fait au 

 voisinage du point d'étalonnage i337° absolus. 



Les résultats obtenus confirment donc complètement les déterminations 

 primitives faites par l'un de nous en 1909. 



PHYSIQUE. — Sur la théorie cinétique des gaz cl la réalisalion d'un rayon/ir- 

 ment matériel d'origine thermique. Note de M. L. Duvovicii, [irésentée 

 par M. P. Villard. 



Il est maintenant admis universellement que les gaz sont constitués par 

 des molécules agitées en tous sens; leur énergie cinétique moyenne est pro- 

 portionnelle à la température absolue, avec un coefficient de proportionna- 



