SÉANCE DU 20 MARS I9II. 807 



MÉTÉOROLOGIE. — Observations sur les charges électriques de la pluie 

 en 1910, au Puy-en-Velay. Note (') de M. A. Baldit, présenlée 

 par ivi. J. VioUe. 



Fendant les mois de mai à octobre 19 10, nous avons ellecLaé au Puy- 

 en-Velay des mesures sur l'électricité de la pluie destinées à faire connaître 

 la durée respective des pluies positives et négatives, ainsi que la grandeur 

 des charges électriques apportées au sol dans les précipitations. Sur le 

 premier de ces deux points, dont l'importance théorique est considérable, les 

 résultats fort peu nombreux obtenus jusqu'ici ne sont pas concordants. 

 Tandis que les observations de Gerdien à Gôttingen en 1902, confirmant 

 celles qu'avaient obtenues quelques années auparavant à Wolfenbiittel 

 Elster et Geilel, donnent la prépondérance aux pluies négatives, celles plus 

 récentes (1908-1909; de G. Simpson à Simla (Inde) accusent une supé- 

 riorité très nette en faveur des pluies positives. Pour élucider celle ques- 

 tion, il est nécessaire d'étendre les rechercbes à un plus grand nombre de 

 stations. 



Nos observations onL été faites à l'aide d'un électromètre à lecture directe. Cet 

 Instrument est du type à quadrants légèrement modifié, en vue d'obtenir une capacité 

 réduite et un amortissement presque parfait de l'aiguille. Une forte tige en cuivre, 

 traversant un cylindre d'ambroïde, reçoit à sa partie inférieure, à l'aide d'une pince, 

 le fil de platine très fin auquel est suspendue l'aiguille, tandis que sur sa partie supé- 

 rieure repose, par l'intermédiaire d'une douille, le récipient destiné à recevoir la pluie. 

 Le récipient est protégé contre les actions électrostatiques extérieures par une gaine 

 métallique mise à la terre. Les déviations du miroir sont mesurées selon la métliode de 

 Poggendorf au moyen d'une échelle divisée et d'une lunette. L'échelle étant placée 

 à 18'^"' du miroir et les divisions étant espacées de o"",02, une division correspond 

 presque exactement à une variation de i unité électrostatique dans la charge de 

 l'appareil, lorsque les quadrants sont chargés respectivement ù -+- et — ôo volts. 



Tout l'appareil est installé dans une cabane en bois dont le loil laisse passer le réci- 

 l)ienl pluviométrique. A coté de la cabane, un pluviomètre enregistreur Uichard. dont 

 le cylindre fait mi tour en 24 heures, donne les indications nécessaires sur l'intensité 

 de ia pluie à chaque instant. 



Le mode d'observation est le suivant : Les quadrants étant chargés et l'appareil au 

 sol, on note la position d'équilibre de l'aiguille; puis on isole le récipient, on le 

 découvre et l'on note au chronomètre à secondes les divisions de l'échelle qui passent 



(') Présenlée dans la séance du la mars 191 



